Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 573 



das Spulengalvanometer spg dagegen unter Vorschalten des Wider- 

 standes r x , der so eingestellt wurde, dass das Spulengalvanometer 

 den gleichen Ausschlag gab wie das Saitengalvanometer. Das Spulen- 

 galvanometer arbeitet hierbei unter anormalen Verhältnissen. Für eine 

 bestimmte Feldstärke, d. h. einen bestimmten Erregerstrom in der 

 Magnetwicklung, ist die Dämpfung eine viel schwächere als sonst, 

 wenn die Spule über einen kleinen Widerstand geschlossen ist. Um 

 die elektromagnetische Dämpfung auf den früheren hohen Wert zu 

 bringen, muss das Feld verstärkt werden.^ Ähnliches gilt auch für 



Fig. 6. 



Fig. 7. 



Schaltungen für gleichzeitige Aufnahme von Elektrokardiogrammen mittels Spulen- 

 und Saitengalvanometers : Messgeräte im Nebenschluss (Fig. 6) und Messgeräte 



in Reihe (Fig. 7). 

 sg = Saitengalvanometer, spg = Spulengalvanometer, m = Mensch, sp = Spannungs- 

 teiler, >\ und r 2 = Widerstand. 



die zweite, in Fig. 7 dargestellte Schaltung, doch sind die Arbeits- 

 verhältnisse den normalen ähnlicher, da zu dem Spulengalvanometer 

 spg ein Nebenschluss r 2 parallel geschaltet ist. 



In die eine Leitung von den Messgeräten zu dem Menschen m 

 ist beidemal ein Spannungsteiler sp eingeschaltet. Durch Verschieben 

 seines Gleitkontaktes konnte eine in gewissen Grenzen fein abstuf- 

 bare Spannung zur Kompensierung des vom Menschen ausgehenden 

 Körper- oder Nullstromes entgegengeschaltet werden. 



Wohl zu beachten ist, dass bei gleichzeitigem Anschluss von Saiten- 

 und Spulengalvanometer eine gegenseitige Beeinflussung auftreten 

 kann, und zwar, wenn man zwei verschieden träge Messgeräte mit- 

 einander verkoppelt. Es zeichnet dann das schnellere nicht nur die vom 

 Menschen ausgehenden Ströme, sondern auch Schwankungen mit, die 

 auf Bewegungen des trägeren Messgerätes zurückzuführen sind x ). 



1) Um einen bestimmten Einzelfall festzulegen, bei dem die Erscheinungen 

 besonders deutlich hervortreten, sei vorausgesetzt : das .eine Messgerät sei ausser- 



