Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 575 



Sie zeigen, dass auch die feinsten Einzelheiten, verschiedenartige 

 Spaltungen der Vorhofszacke, auf Muskelzuckungen zurückzuführende 

 Zäckchen usw. in zusammengehörigen Elektrokardiogrammen voll- 

 kommen gleich wiedergegeben sind. (In allen Aufnahmen war die 



Fig. 9. Gleichzeitig mit parallel geschalteten Messgeräten auf- 

 genommene Elektrokardiogramme: oben Spulengalvanometer, unten 

 Saitengalvanometer mit 1,3 fx dicker Saite. Eingestellte Empfindlichkeit 1 Milli- 

 volt = 1 cm. (Originalgrösse.) 



meter ein Stromstoss gesandt, der so rasch verläuft, dass das träge Instrument 

 sich erst in Bewegung setzt, wenn er vorbei ist. Die Spule des trägen Instru- 

 mentes schwingt aus ihrer Ruhelage wie ein angestossenes Pendel lediglich aus 

 eigener Kraft heraus und kehrt bei richtiger Dämpfung sanft in die Ruhelage 

 zurück. Sie erzeugt hierbei durch ihre Bewegung im Magnetfeld einen Gegen- 

 strom, der hemmend wirkt und wesentlich die Dämpfung des Messsystems mit 

 hervorruft. Was zeigt nun das rasch schwingende Messgerät? Es wird den 

 richtigen Verlauf des Stromstosses angeben, hernach aber Ausschläge vollführen 

 durch den Strom, der in es von dem trägen Instrument gesandt wird. Der Gegen- 

 strom wirkt also hier nicht mehr lediglich dämpfend, sondern ruft eine besondere 

 Bewegung hervor. 



Die von den beiden Messgeräten gezeichneten Kurvenzüge verlaufen grund- 

 verschieden. Das träge Messgerät gibt nur die wirklichen Stromschwankungen, 

 aber vollständig entstellt, an, das andere die wirklichen Stromschwankungen wenig 

 entstellt und ausserdem noch Schwankungen, die man irgendwie aus dem vom 

 trägen Messgerät gezeichneten ganz entstellten Bild der wirklichen Strom- 

 schwankungen herleiten kann. 



Sind die Messgeräte, die infolge der gewählten Schaltung aufeinander 

 arbeiten, einander Stück für Stück vollständig gleich, so treten keine Kompli- 

 kationen auf, die geschriebenen Kurvenzüge fallen vollkommen gleich aus. Das 

 gleiche ist angenähert der Fall, wenn die Messgeräte nur in ihren mechanischen 

 Verhältnissen einander gleich sind, aber zum Beispiel bei ihrer Bewegung ver- 

 schiedene Gegenströme erzeugen, wie dies bei Spule und Saite der Fall ist. 



