576 



P. Schrumpf und H. Zöllich: 



Papiergeschwindigkeit ungefähr 40 mm in der Sekunde.) Ganz beson- 

 ders deutlich wird die Übereinstimmung an der Aufnahme, die Fig. 12 

 wiedergibt, bei der durch zögerndes Einschalten und dadurch hervor- 

 gerufene unsichere Kontaktbildung sehr unregeimässige und rasch 

 wechselnde Spitzengruppen gezeichnet sind. Sämtliche Zäckchen finden 





Fig. 10. Wie Fig. 9. (Originalgrösse.) 



sich in beiden Aufnahmen. Winzige, nur mit der Lupe feststellbare 

 Verschiedenheiten in dem zeitlichen Auftreten einzelner Spitzchen 

 sind auf die ein wenig grössere Einstellungszeit des Saitengalvanometers 

 zurückzuführen. 



Aus dem Mitgeteilten ergibt sich, dass die Gleichwertigkeit der 



Fig. 11. Gleichzeitig mit hintereinander geschalteten Messgeräten 

 aufgenommene Elektrokardiogramme: ohen Spulengalvanometer, unten 

 Saitengalvanometeer mit 1,3 ( « dicker Saite. Eingestellte Empfindlichkeit 1 Milli- 

 volt = 1 cm. (Originalgrösse.) 



Leistung des Saiten- und Spulengalvanometers, entsprechend unseren 

 theoretischen Erwägungen, auch durch den praktischen Versuch ein- 

 wandfrei bewiesen wird. Auch die genaueste Ausmessung der gleich- 

 zeitig, sowohl mit nebeneinander wie mit hintereinander geschalteten 

 Messgeräten aufgenommenen Kurven zeigt, dass dieselben völlig 

 identisch sind. 



Doch da die Elektrokardiographie keine blosse Laboratoriums- 



