Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 577 



i 



methode, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil unserer modernen 

 praktischen Herzdiagnostik darstellen soll und immer mehr darstellen 

 wird, so dürfen hier einige weitere, aus der Praxis sich ergebende 

 Vorteile des Spulengalvanometers 

 gegenüber dem Saitengalvano- 

 meter nicht unerwähnt bleiben. 



1. Jeder, der mit dem 

 Saitengalvanometer gearbeitet 

 hat, weiss, wie tückisch die Seele 

 des Apparates, die Saite ist, wie 

 leicht sie springt. Die Technik 

 des Einspannens der Saite ist 

 schwer zu erlernen; nur wenige 

 Mechaniker , geschweige denn 

 Ärzte beherrschen sie. Auch er- 

 fordert das richtige Spannen der 

 Saite eine grosse Übung. Diese 

 ganzen Nachteile, die das Arbeiten 

 mit dem Saitengalvanometer sehr 

 komplizieren, fallen bei dem Spu- 

 lengalvanometer weg ; Störungen 

 an demselben lassen sich bei 

 einigermaassen sorgsamer Hand- 

 habung, auch durch den wenig- 

 Geübten, leicht vermeiden. Dazu 

 kommt noch die enorme Emp- 

 findlichkeit des Saitengalvano- 

 meters äusseren Erschütterungen 

 (Fuhrwerken , Trambahnen auf 

 der Strasse) gegenüber, die bei 

 dem Spulengalvanometer deshalb 

 weit weniger in Betracht kommen, 

 weil dessen weit geringeres Ge- 

 wicht (Edelmann = 75 kg, Siemens & Halske = 7Va kg!) 

 seine Lagerung auf Erschütterungen auffangenden Gummibällen er- 

 möglicht. 



2. Durchblättert man die umfangreiche Literatur, in der Saiten- 

 galvanometerkurven abgebildet sind, so sieht man, wie schwierig es 

 ist, auch technisch gut gelungene, weiss auf schwarzem Untergrund 



\ 



> s 

 — — 



W 3 



M g 



« bDÖ 



« §•? 



tsi C °* 



m£ £ 



m <» U 



.2 o«;s< 



m 5; '-' 



cc o 



B « <D 



« cö "S 



•w O O 



~W ö 



Ja G ± 



oa O 5f 



<» ^CZ3 



^3 -C 

 S " C 



C «3 S 



'•3 S * 



bO 



Ä I 



bC_aj 



