■78 



P. Schrumpf und H. Zöllich: 



registrierte Kurven mit genügender Deutlichkeit in Autotypie wieder- 

 zugeben. Schnelle Vorgänge in der Kurve, z. B. die R-Zacke, kommen, 

 besonders bei nicht einwandfreiem Licht (Regulieren der Lampe), 

 nicht oder kaum zur Erscheinung und müssen nachretouchiert werden. 

 Auch ist zum Druck nur teures Glanzpapier zu verwenden. Auch 

 diese Nachteile fallen bei einigermaassen gut gelungenen Spulen- 

 galvanometeraufnahmen, da sie schwarz auf weiss geschrieben sind, 

 auch bei Verwendung massigen Druckpapiers weg. 



3. Wie aus demnächst zur Veröffentlichung kommenden Unter- 

 suchungen von Schrumpf hervorgeht, lässt sich das Spulengalvano- 

 meter mit mehreren Spiegelkymographen nach Frank'schem Prinzip 



sowie Herztonregistrierapparaten der- 

 art kombinieren, dass gleichzeitig ein 

 Elektrokardiogramm, ein Venenpuls 

 und ein Arterienpuls aufgezeichnet 

 werden können, eine Methode, die 

 in der feineren Herzdiagnostik prak- 

 Yjt V 1 tisch und theoretisch viel leistet und 

 [V ' j zu leisten verspricht. Fig. 13 und 14 



zeigen solche polygraphische Kurven. 

 4. Entgegen Nicolai, Stru- 

 bel 1 u. a. haben Lewis und vor 

 allen Dingen A. Hoff mann betont, 

 wie wichtig es ist, in jedem Fall das Elektrokardiogramm nicht bloss 

 in Ableitung 1, sondern auch, und zwar gleichzeitig, in Ableitung 2 

 und auch 3 abzunehmen, eine Auffassung, deren Richtigkeit wir auf 

 Grund unserer eigenen Erfahrungen voll und ganz bestätigen müssen. 

 Nur dadurch wird es möglich, kleine Abweichungen des Elektrokardio- 

 gramms von der Norm auch sicher aufzudecken. Diesem Postulat der 

 gleichzeitigen Aufnahme des Elektrokardiogramms in verschiedenen 

 Ableitungen entspricht nun A. Hoffmann dadurch, dass er gleich- 

 zeitig mit drei konvergent aufgestellten Saitengalvanometern arbeitet, 

 deren Kurven übereinander zu liegen kommen. Es ist dies jedoch 

 eine teure und komplizierte Apparatur, die wohl den wenigsten zu- 

 gänglich sein dürfte. Weit leichter kann nun durch das Spulengalvano- 

 meter die gestellte Anforderung erfüllt werden, indem in einen Apparat 

 mehrere Schleifen eingebaut werden. Über einen derartigen Apparat, 

 der ebenfalls mit den oben erwähnten Marey' sehen Kapseln ver- 

 sehen werden kann, werden wir demnächst genauer berichten. 



Fig. 13. Gleichzeitige Aufnahme 

 von Carotis, Elektrokardiogramm 

 und Jugularis. ( 2 ls Originalgrösse.) 



