Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 579 



Ein technisch gutes Elektrokardiogramm muss von jeder lästigen 

 Beimengung durch fibrilläre Zuckungen der Körpermuskulatur frei 

 sein, ein Postulat, welches leider, gleichgültig, ob ein Saiten- oder 

 Spulengalvanometer benutzt wird, nicht immer leicht zu erfüllen 

 ist. Da vor kurzem die Anfrage an uns gerichtet worden ist, ob 

 nicht diese manchmal vorkommenden Zitterbewegungen im Elektro- 

 kardiogramm auf ein fehlerhaftes Arbeiten des Apparates zurück- 



i 



WV%^ 



W\ & i Am 



M 



Fig. 14a. Arrhythmia totalis. Vorhofflattern. ( 2 h Originalgrösse.) 



JCCü-vo-tto 



MC 



* \c /** * t JlL fW/f % „ J X 



hß i 



. w 



g^ 



jj 



Fig. 14 b. Arrhythmia totalis. Vorhofflattern. ( 2 k Originalgrösse.) 



zuführen seien, so halten wir es für angebracht, diese Frage hier 

 näher zu erörtern. 



Bei manchem nervösen Menschen erhält man verzitterte Elektro- 

 kardiogramme, wie sie in Fig. 15 — 24 dargestellt werden. Wir haben 

 eingehende Versuche, speziell auch an uns selbst, angestellt, um zu 

 finden, wie sich diese störenden und oft völlig unbrauchbaren Zitter- 

 kurven vermeiden lassen, und empfehlen auf Grund derselben zunächst 

 folgende Vorsichtsmaassregeln bei der Aufnahme: 



Vor der Aufnahme lässt man die Patienten zunächst, im 

 warmen Raum, mindestens 1 lz Stunde ruhig sitzen oder liegen. 

 Die Aufnahme selbst muss in bequemer Rückenlage vorgenommen 



