Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströnie. 583 



Schenkel gewickelt und müssen bei jeder Aufnahme neu angefeuchtet 

 werden, da sonst elektrolytische Vorgänge die Reinheit der Kurve 

 stören können. Auch die Bleistreifen müssen öfters erneuert werden. 

 Das Benutzen dieser Bleibinden ist, wenn man Zitterkurven vermeiden 

 will, entschieden empfehlenswerter als die Ver- 

 wendung des Vierzellenbades, da in demselben 

 die Vorderarme einen nicht genügend ruhigen 

 Halt haben. 



Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass 

 schuld an Zitterkurven ausschliess- 

 lich der Patient und der Untersucher, 

 nicht der Apparat ist. 



Eine Verminderung der Empfindlichkeit 

 des Elektrokardiographen, wodurch auch et- 

 waige Zitterbewegungen verringert würden, wäre 

 ein Fehler. Wir brauchen Kurven mit genügend 

 grossem Ausschlag, um Feinheiten des Beiz- 

 ablaufes zu untersuchen, und dass das Spulen- 

 galvanometer wesentlich, empfindlicher ist als 

 das Saitengalvanometer, halten wir für einen 

 Vorteil des ersteren letzterem gegenüber. Be- 

 sonders alte Individuen geben mit dem Saiten- 

 galvanometer oft so kleine Ausschläge, dass 

 die betreffenden Kurven ganz unbrauchbar sind, 

 und dass eine „Herzableitung" mit ihm in 

 vielen Fällen kaum gelingt. An den Fig. 18 

 bis 23 ist die untere Kurve jedes Mal mit 

 der grösstmöglichen Empfindlichkeit aufgenom- 

 men, während die obere noch grösser hätte dar- 

 gestellt werden können. 



Bis vor einigen Jahren wurde der Fehler 

 begangen, die Elektrokardiographie als eine 

 „Herzfunktionsprüfungsmethode" zu betrachten, 

 ein Irrtum, der die Methode in den Augen vieler 

 Ärzte, und besonders vieler Praktiker, diskredi- 

 tiert hat. Aus dem Verhältnis der Grösse der | 

 verschiedenen Zacken zu einander, der Aus- 

 giebigkeit der negativen Bestandteile der Kurve, 

 dem Verhalten der T-Zacke (Nachschwankung) 



38 



i 



