( 27 ) 

 tiennent dans une position intermédiaire. Dans le tube E 

 glisse un petit tube M (/g. i ) auquel on applique l'œil. 

 Un petit rideau circulaire joint l'extrémité du tube E à 

 celle des deux tubes AB , CD. 



L'on voit par cette description que la construction de 

 cet instrument n'offre pas de grandes difficultés , et peut 

 être assez simple. 



Deux tubes de laiton ou de fer blanc , terminés tous les 

 deux par deux transparents ; dans l'un se meut une petite 

 lanterne avec deux rubans pour fermer les ouvertures ; 

 une règle fixée à la lanterne glisse sur la division tracée 

 latéralement. 



Enfin , un troisième tube enveloppe les extrémités des 

 deux premiers, et y est fixé de manière à s'incliner d'une 

 quantité moyenne entre les 'deux tubes. 



Voilà l'instrument tel qu'on pourra le construire pour 

 un prix peu élevé. L'on conçoit que la forme des deux 

 tubes peut être quelconque , prismatique ou cylindrique. 

 CeUe de demi-cylindre donnée sur la planche n'est que 

 pour l'élégance. 



Division de Vinstrument. 



La division se lit sur la monture G H , les degrés sont 

 indiqués par la plaque n ( fig. i , 2 , 4 et 5 ) fixée au pied 

 de la lanterne. Quant à cette graduation , la loi du décrois- 

 sement de la lumière est bien connue : les intensités sont 

 en raison inverse des carrés des distances. Cette loi 

 entraîne un inconvénient. Les intervalles des degrés 

 diminuent rapidement en se rapprochant de A ; mais cet 

 inconvénient tient à la nature de la lumière et ne peut 

 être évité ; on le compensera eh donnant à l'instrument 

 de grandes dimensions. De plus , toutes les fois que l'on 

 voudra beaucoup d'exactitude , on adaptera , à l'extrémité 



