(24) 

 Description du photomètre. 



Le photomètre se compose principalement de deux tubes 

 fermés par un transparent (i) à une de leurs extrémités ; 

 l'un contient la bougie , l'autre se dirige sur la lumière 

 à mesurer ; le premier est toujours horizontal , le secood 

 peut se mouvoir d'un angle de 90° dans un plan vertical, 

 et comme l'instrument peut se placer dans tous les azimuts, 

 l'on peut observer tous les points situés au-dessus de 

 l'horizon. 



L'extrémité de oes tubes , qui est munie d'un trans- 

 parent , est contenue dans tm troisième tube plus gros 

 qui sert de chambre obscure, et auquel on appJique l'œil; 

 un mécanisme simple donne à ce tube une inclinaison 

 moyenne entre celle des deux premiers. 



Je reprends séparément la description de chacun de ces 

 tubes , et je donnerai ensuite le moyen de graduation. 



L Tube horizonZal AB.. Ce tube est destiné à contenir la 

 lanterne où est renfermée la bougie. A cet effet il est fendu 

 dans toute sa longueur supérieurement et inférieurement 

 pour le passage du pied de la cheminée de la lanterne. Les 

 deux ouvertures sont fermées par deux rubans dont une des 

 extrémités est fixée à la lanterne , et dont l'autre se roule 

 sur deux petits cylindres ( voyez fi^. 2. et 1^\ Deux ressorts 

 placés dans ces cylindres maintiennent ces rubans toujours 

 tendus par un mécanisme analogue à celui des stores de 

 voiture. La lanterne L (;%. 2 ef 4) devant glisser dans 

 le tube AB , aura la même forme -que ce tube. Elle est 

 fixée solidement à un piedP ^(^g'^4);7 a" moyen duquel 



(i) J'appelle transpaxeiit une imembiane trausparente telle qu'une plague 

 tvès-iuiiice d'ivoire, un petit cercle de papier ^u de verre dépoli, que l'on 

 adapte à l'extrémité du tube «t qu'éclairent les lumières que l'on compare. 



