,1 V . </ „ „ 



tju'ob ait immanquablement — ^r-- . Par louvei'tum 



^ icK'îii D — d 



supérieure introduisez dans la tige une fausse échelle : c'est un 

 rouleau de papier divisé en millimètres. Lestez l'instrument 

 pour qu'il enfonce dans l'eau jusqu'à la naissance de sa tige; 

 observez le point de l'échelle où il s'arrête; prenez exactement 

 le poids /?%• lestez de nouveau pour lui donner le poids-/?" i=i 



p'—r; plongez-le dans l'eau, et observez le point de l'échelle où 



il s'arrête. Coupez alors l'excédant de la tige, après avoir ôté 

 la fausse échelle; ensuite introduisez et fixez le rouleau de papier 

 sur lequel vous avez tracé la véritable échelle. Lestez l'instru- 

 ment jusqu'à ce qu'il pèse p=p' D; enfin fermez la tiga 

 hermétiquement sans rien diminuer du poids de l'instrument 

 qui alors sera terminé. 



Remarque. Ce procédé est tant soit peti erroné, car il suppose 

 que l'air déplacé par la portion enlevée de la tige est d'un poids 

 insensible. Aussi quand cette portion est un peu considérable, 

 faut-il, après l'avoir coupée, refaire les opérations pour déter- 

 miner les poids p',p"etp^tt fixer la position des points extrêmes 

 de l'échelle : on les trouvera un peu remontés vers le sommet 

 de la tige. 



Dans tout ce qui précède, j'ai supposé que le volume da 

 l'aréomètre ne varie pas. Or, quand il est plongé dans unliquide, 

 il en prend la température, et en conséquence de ce qu'il s'j 

 dilate ou s'y contracte, il s'élève ou s'enfonce trop, etledegra 

 qu'il marque différant de celui qu'il marquerait s'il conservait 

 «on volume primitif, ne correspond plus , dans la table , à la véri-, 

 table pesanteur spécifique du liquide. Il est donc utile de cal- 

 culer, pour toutes les températures, la différence entre le degri 

 ïéel et le degré apparent. " 



Soient donc N=FI de la figure, le degré apparent, 

 « = FE le degré réel, 



S . 



