(70) 

 de jonction des aréomètres successifs 





La valeur de C ne peut guère varier, pour les besoins ordi- 

 naires, qu'entre les nombres a et 6. En prenant le milieu 4? on 

 aura des aréomètres d'une sensibilité convenable, ellestermes 

 précédené deviendront 



' "'"(i)- <D' <-:)' "(D* <i)'-- • 



Il reste à déterminer d. Il peut être choisi de manière à rester 

 inférieur à la densité de l'éther sulfurique, et à placer la den- 

 sité 1 de l'eau au point de jonction de deux des aréomètre& 

 successifs de, ^a^rsérie. Il suffit pour cela de faire 



rf(|)'==i, d'où '^=(iy==o,64; 



ftlors les teriiiés |»récèdens deviendront 



(I)' Cs)' ■. (-> (I)' (|)= 



â'où Ton déduira, en faisant A=o, 



4 5 /5> 



Les cinq aréomètres centigrades fournis par ce système sont 

 Irès-bieu appropriés aux divers besoins du commerce et de la 

 science; mais ils exigent que l'on calcule une table particulière 

 pour chacun , parce que leurs échelles , croissant en progression 

 ^géométrique, ne sontpointdes/7«?'?WÉ'g-a/fi de l'échelle générale. 



Si l'on avait un procédé mécanique sûr et facile pour diviser 

 «ne ligne droite en parties inégales et croissantes en progressioa 



5 /5\* /5\^ 



