﻿F. 
  Schwab, 
  Erdbebenbeobachtungen 
  in 
  Kremsmünster. 
  3o 
  

  

  steht 
  isoliert 
  im 
  lehmigen 
  Erdboden; 
  sein 
  Fundament 
  liegt 
  

   V 
  2 
  «* 
  unter 
  dem 
  Pflaster, 
  über 
  demselben 
  stellt 
  er 
  einen 
  Würfel 
  

   von 
  80 
  cm 
  Kantenlänge 
  vor; 
  oben 
  ist 
  er 
  mit 
  einer 
  aufgegossenen 
  

   Cementplatte 
  abgeschlossen. 
  Der 
  Pfeiler 
  für 
  den 
  Registrier- 
  

   apparat 
  steht 
  unmittelbar 
  auf 
  den 
  sehr 
  massiven 
  Fundament- 
  

   mauern 
  der 
  Sternwarte 
  in 
  einer 
  geräumigen 
  Mauernische. 
  Da 
  

   die 
  Fenster 
  zum 
  Behufe 
  der 
  Ventilation 
  frei 
  gehalten 
  werden 
  

   müssen, 
  wurde 
  die 
  Mauernische 
  durch 
  einen 
  2 
  m 
  hohen 
  Holz- 
  

   verschlag 
  und 
  einen 
  doppelten 
  Vorhang 
  beim 
  Eingange 
  abge- 
  

   dunkelt 
  und 
  die 
  lichtdichte 
  Verbindung 
  diesesRaumes 
  mit 
  dem 
  

   Pendelapparate 
  durch 
  eine 
  hölzerne 
  Rinne 
  von 
  rechteckigem 
  

   Querschnitte 
  hergestellt. 
  

  

  Die 
  Vollendung 
  der 
  Pfeiler 
  und 
  des 
  Pflasters, 
  die 
  Her- 
  

   stellung 
  des 
  dunklen 
  Raumes, 
  die 
  verschiedenen 
  Vorversuche, 
  

   das 
  langsame 
  Trocknen 
  des 
  neuen 
  Mauerwerkes 
  im 
  tief- 
  

   liegenden 
  Locale, 
  vielfache 
  Verhinderung 
  durch 
  anderweitige 
  

   Beobachtungen 
  und 
  Unterricht 
  u. 
  s. 
  w. 
  verzögerten 
  den 
  Beginn 
  

   der 
  Beobachtungen 
  mit 
  dem 
  Seismographen 
  bis 
  Ende 
  1898. 
  

   War 
  schon 
  die 
  genaue 
  Aufstellung 
  eine 
  zeitraubende 
  Geduld- 
  

   probe, 
  so 
  waren 
  die 
  ersten 
  Versuche 
  fast 
  entmuthigend, 
  nament- 
  

   lich 
  wegen 
  der 
  Lichtquelle. 
  Die 
  vom 
  Mechaniker 
  gelieferte 
  

   Lampe 
  war 
  für 
  Benzin 
  unbrauchbar 
  und 
  gefährlich-, 
  bei 
  Ver- 
  

   wendung 
  von 
  Petroleum 
  erzeugte 
  die 
  offene 
  Flamme 
  entweder 
  

   einen 
  unerträglichen 
  Qualm 
  oder 
  sie 
  erlosch 
  in 
  kurzer 
  Zeit. 
  

  

  Um 
  diesem 
  sehr 
  störenden 
  Übelstande 
  abzuhelfen, 
  wurde 
  

   an 
  dem 
  bisherigen 
  Ölgefäße 
  ein 
  kleiner 
  Flachdochtbrenner 
  mit 
  

   Glascylinder 
  angebracht 
  und 
  das 
  unbequeme 
  Blechgehäuse 
  

   über 
  der 
  Lampe 
  mit 
  einem 
  Thürchen 
  und 
  später 
  noch 
  mit 
  

   einer 
  besseren 
  Ventilation 
  versehen. 
  Die 
  Doppelbilder 
  werden 
  

   dadurch 
  vermieden, 
  dass 
  die 
  schmale 
  Seite 
  der 
  Flamme 
  den 
  

   drei 
  Spalten 
  zugewendet 
  ist. 
  Seither 
  functioniert 
  die 
  Lampe 
  

   zufriedenstellend 
  bei 
  einem 
  Verbrauche 
  von 
  nur 
  1 
  / 
  Petroleum 
  

   in 
  etwa 
  acht 
  Tagen. 
  

  

  Eine 
  andere 
  Schwierigkeit 
  verursachten 
  die 
  Pendel. 
  Als 
  

   sie 
  auf 
  eine 
  Schwingungsdauer 
  von 
  7 
  — 
  8 
  Secunden 
  gestellt 
  

   waren, 
  behielten 
  sie 
  ihre 
  Lage 
  nicht 
  lange 
  bei, 
  die 
  Neu- 
  

   einstellung 
  erwies 
  sich 
  aber 
  als 
  sehr 
  zeitraubend, 
  umsomehr, 
  

   als 
  die 
  Correctionsschrauben, 
  besonders 
  für 
  Neigung, 
  nicht 
  

  

  3* 
  

  

  