﻿36 
  Mittheilungen 
  der 
  Erdbeben-Commission. 
  

  

  nach 
  Wunsch 
  wirken. 
  Um 
  eine 
  größere 
  Stabilität 
  zu 
  erzielen, 
  

   musste 
  die 
  Schwingungsdauer 
  auf 
  4 
  — 
  5 
  Secunden 
  herabgesetzt 
  

   werden, 
  freilich 
  auf 
  Kosten 
  der 
  Empfindlichkeit 
  des 
  Apparates. 
  

  

  Die 
  Feuchtigkeit 
  des 
  Kellerraumes 
  machte 
  sich 
  am 
  un- 
  

   angenehmsten 
  an 
  schwülen, 
  windstillen 
  Sommertagen 
  und 
  an 
  

   nebligen 
  Herbsttagen 
  durch 
  Beschlagen 
  der 
  Glaswände 
  bemerk- 
  

   bar, 
  doch 
  entfielen 
  hiedurch 
  nur 
  wenige 
  Beobachtungsstunden. 
  

  

  In 
  der 
  kälteren 
  Jahreszeit 
  kommen 
  die 
  Pendel 
  wahrschein- 
  

   lich 
  wegen 
  meteorologischer 
  Vorgänge 
  einzeln 
  oder 
  alle 
  zu- 
  

   gleich 
  manchmal 
  tagelang 
  nicht 
  vollständig 
  zur 
  Ruhe, 
  während 
  

   sie 
  in 
  den 
  wärmeren 
  Monaten 
  außer 
  bei 
  Durchlüftung 
  des 
  

   Kellers 
  oder 
  bei 
  seismischen 
  Störungen 
  keine 
  Spur 
  einer 
  Be- 
  

   wegung 
  zeigen. 
  Die 
  üble 
  Folge 
  ist, 
  dass 
  an 
  manchen 
  Winter- 
  

   tagen 
  wirkliche 
  Störungen, 
  die 
  Ausschläge 
  von 
  nur 
  einigen 
  

   Millimetern 
  hervorrufen, 
  unbemerkt 
  bleiben 
  müssen. 
  Die 
  Uhr, 
  

   deren 
  Gang 
  nicht 
  vollkommen, 
  aber 
  für 
  diesen 
  Zweck 
  hin- 
  

   reichend 
  gut 
  ist, 
  wird 
  täglich 
  mit 
  einer 
  verlässlichen 
  Pendeluhr 
  

   verglichen. 
  Jeder 
  Registrierstreifen 
  wird 
  zwei 
  Tage 
  benützt; 
  die 
  

   photographische 
  Entwicklung 
  geschieht, 
  was 
  sich 
  bei 
  dem 
  

   ungewöhnlichen 
  Formate 
  als 
  sehr 
  vortheilhaft 
  herausgestellt 
  

   hat, 
  durch 
  Bestreichen 
  mit 
  einem 
  breiten, 
  sehr 
  weichen 
  Pinsel. 
  

   Die 
  Störungsfiguren 
  werden 
  mit 
  einem 
  Millimeternetze, 
  das 
  in 
  

   eine 
  Glasplatte 
  eingeätzt 
  ist, 
  ausgemessen. 
  Die 
  Beobachtungen 
  

   mit 
  allem, 
  was 
  dazu 
  gehört, 
  wurden 
  wegen 
  Mangels 
  an 
  Perso- 
  

   nale 
  bisher 
  vom 
  Unterzeichneten 
  selbst 
  ausgeführt; 
  auch 
  die 
  

   Betriebskosten 
  mussten 
  von 
  demselben 
  gedeckt 
  werden. 
  

  

  IV. 
  Die 
  Beobachtungen 
  mit 
  dem 
  Ehlert'schen 
  Seismographen. 
  

  

  1. 
  Orientierung 
  der 
  Pendel. 
  Reductionsconstanten. 
  

  

  Die 
  Entfernung 
  des 
  Pendelapparates 
  vom 
  Registrierappa- 
  

   rate 
  ist 
  durch 
  die 
  Brennweite 
  der 
  Hohlspiegel 
  gegeben. 
  Der 
  

   Abstand 
  des 
  Spiegels 
  von 
  der 
  Walze 
  ist 
  für 
  Pendel 
  I 
  und 
  III 
  

   407*0 
  cm, 
  für 
  Pendel 
  II 
  383*5 
  cm. 
  Damit 
  der 
  Seismograph 
  und 
  

   zugleich 
  die 
  magnetischen 
  Variationsapparate 
  in 
  der 
  zweiten 
  

   Abtheilung 
  des 
  Beobachtungsiocales 
  bequem 
  zugänglich 
  blieben, 
  

   mussten 
  die 
  Pfeiler 
  symmetrisch 
  zu 
  den 
  Mauern 
  des 
  Gebäudes 
  

  

  