﻿38 
  Mitteilungen 
  der 
  Erdbeben-Commission. 
  

  

  Pendel 
  I 
  

  

  T 
  = 
  0?3165 
  

  

  II 
  

  

  T 
  = 
  0-3172 
  

  

  III 
  

  

  J 
  = 
  0-3165 
  

  

  Wegen 
  des 
  provisorischen 
  Charakters 
  der 
  ersten 
  Auf- 
  

   stellung 
  und 
  des 
  unverlässlichen 
  Functionierens 
  der 
  Cor- 
  

   rectionsschrauben 
  wurde, 
  um 
  wenigstens 
  ununterbrochene 
  Auf- 
  

   zeichnungen 
  zu 
  erhalten, 
  die 
  Schwingungsdauer 
  (T) 
  bei 
  hori- 
  

   zontaler 
  Lage 
  der 
  Pendel, 
  welche, 
  wie 
  oben 
  angegeben 
  wurde, 
  

   zur 
  Erzielung 
  besserer 
  Stabilität 
  klein 
  gewählt 
  wurde, 
  seltener 
  

   als 
  es 
  für 
  die 
  Reduction 
  der 
  Beobachtungen 
  wünschenswert 
  

   wäre, 
  bestimmt. 
  Es 
  ergaben 
  sich 
  im 
  Mittel 
  aus 
  je 
  40 
  Schwin- 
  

   gungen 
  folgende 
  Schwingungsdauern: 
  

  

  Pendel 
  20. 
  Dec. 
  1S98 
  1899:6. 
  Sept. 
  7. 
  Nov. 
  31. 
  Dec. 
  

  

  I 
  4?8 
  4?32 
  4*01 
  4?10 
  

  

  II 
  4-8 
  5-02 
  4-69 
  4-29 
  

  

  IIP 
  4-8 
  4-55 
  4-08 
  4-34 
  

  

  T 
  2 
  1 
  

  

  Daraus 
  wurden 
  nach 
  der 
  Formel 
  R 
  = 
  — 
  °- 
  • 
  

  

  T 
  2 
  2dsinl" 
  

  

  (R 
  die 
  Neigung 
  der 
  Pendelaxe 
  in 
  Winkelsecunden, 
  wenn 
  der 
  

   Lichtpunkt 
  auf 
  der 
  Walze 
  um 
  lmm 
  weiterrückt) 
  folgende 
  

   Reductionsconstanten 
  berechnet: 
  

  

  Pendel 
  

  

  20. 
  Dec. 
  1898 
  

  

  1899: 
  6. 
  Sept. 
  

  

  7. 
  Nov. 
  

  

  31. 
  Dec. 
  

  

  I 
  

  

  O'-'llO 
  

  

  0-136 
  

  

  0M58 
  

  

  0M51 
  

  

  11 
  

  

  0-117 
  

  

  0-107 
  

  

  0-123 
  

  

  0-147 
  

  

  III 
  

  

  o-.no 
  

  

  0-123 
  

  

  0-152 
  

  

  0-135 
  

  

  Die 
  Gleichheit 
  der 
  Höhe 
  der 
  Lichtpunkte 
  und 
  der 
  recht- 
  

   zeitige 
  Abfall 
  der 
  zur 
  Markierung 
  des 
  Stundenanfanges 
  dienenden 
  

   Blende 
  bedurften 
  nur 
  ein 
  einzigesmal 
  einer 
  unbedeutenden 
  Cor- 
  

   rectur. 
  Die 
  etwas 
  veränderliche 
  Länge 
  eines 
  Stundenintervalles 
  

   wurde 
  bei 
  Ausmessung 
  der 
  Störungsfiguren 
  jedesmal 
  eigens 
  

   berücksichtigt. 
  Außer 
  einer 
  Verziehung 
  des 
  Papieres 
  beim 
  Ent- 
  

   wickeln 
  und 
  Fixieren 
  dürfte 
  eine 
  Ursache 
  für 
  die 
  Veränderlich- 
  

   keit 
  der 
  Stundenintervalle 
  auch 
  darin 
  liegen, 
  dass 
  die 
  anfangs 
  

   trockenen 
  Streifen, 
  wenn 
  sie 
  auf 
  der 
  Walze 
  aufgespannt 
  werden, 
  

   allmählich 
  feucht 
  werden 
  und 
  dabei 
  langsam 
  ihre 
  Länge 
  ändern, 
  

  

  