﻿94 
  Mittheilungen 
  der 
  Erdbeben-Commission. 
  

  

  1899 
  

  

  , 
  « 
  . 
  , 
  

  

  6. 
  August 
  6. 
  Sept. 
  29. 
  Sept. 
  3. 
  Nov. 
  2. 
  Dec. 
  

  

  Pendel 
  AT 
  O 
  v 
  030 
  O 
  r 
  032 
  V 
  032 
  O 
  v 
  030 
  O 
  y 
  029 
  

  

  V 
  0-030 
  0-031 
  0-032 
  0-031 
  0*032 
  

  

  » 
  E. 
  0-027 
  0-028 
  0*028 
  0-027 
  0-030 
  

  

  Für 
  die 
  genaue 
  Zeit 
  sorgte 
  der 
  tägliche 
  Vergleich 
  der 
  

   Walzenuhr 
  mit 
  einem 
  Bordchronometer 
  (Porthouse, 
  6767), 
  

   dessen 
  Gang, 
  sowie 
  der 
  einer 
  Control-Pendeluhr 
  (Fischer, 
  

   Wien), 
  nach 
  den 
  regelmäßigen 
  Zeitbestimmungen 
  des 
  k. 
  k. 
  Ob- 
  

   servatoriums 
  berechnet 
  wurde. 
  

  

  Die 
  resultierende 
  Uhrcorrection, 
  sowie 
  die 
  Correction 
  

   bezüglich 
  des 
  Blendenfalles 
  für 
  die 
  Stundenmarkierung, 
  der 
  

   Parallaxe 
  der 
  Lichtbilder 
  und 
  der 
  Contraction 
  des 
  Papieres 
  nach 
  

   erfolgter 
  photographischer 
  Entwicklung, 
  wurden 
  bei 
  jeder 
  

   einzelnen 
  der 
  nachfolgenden 
  Störungen 
  in 
  Berücksichtigung 
  

   gezogen. 
  

  

  Die 
  letzterwähnte 
  Correction 
  musste 
  für 
  jede 
  Störung 
  

   eigens 
  bestimmt 
  werden. 
  Aus 
  sämmtlichen 
  bisher 
  vorliegenden 
  

   Beobachtungen 
  resultiert 
  eine 
  mittlere 
  Länge 
  des 
  Stunden- 
  

   intervalles 
  mit 
  43*31 
  mm. 
  Die 
  Parallaxe 
  wurde 
  für 
  jede 
  Lagen- 
  

   änderung 
  der 
  Lichtbilder 
  aus 
  einer 
  größeren 
  Zahl 
  von 
  künst- 
  

   lichen 
  Abbiendungen 
  bestimmt, 
  und 
  der 
  Blendenfall, 
  welcher 
  

   sich 
  übrigens 
  nur 
  nach 
  einer 
  Reinigung 
  der 
  Uhr 
  verstellte, 
  

   monatlich 
  einigemale 
  controliert. 
  

  

  Nicht 
  unerwähnt 
  soll 
  bleiben, 
  dass 
  sich 
  die 
  Lichtquelle 
  sehr 
  

   gut 
  bewährte, 
  da, 
  nach 
  Einführung 
  des 
  kleinen 
  Gasbrenners, 
  

   das 
  Lampengehäuse 
  niemals 
  angerührt 
  zu 
  werden 
  brauchte 
  

   und 
  die 
  Lichtbilder 
  eine 
  sehr 
  befriedigende 
  Deutlichkeit 
  zeigten. 
  

  

  Die 
  tägliche 
  Bedienung 
  des 
  Instrumentes 
  wurde, 
  wie 
  im 
  

   Vorjahre, 
  in 
  höchst 
  anerkennenswerter 
  Weise 
  vom 
  ersten 
  Assi- 
  

   stenten 
  des 
  Observatoriums, 
  Herrn 
  Ing. 
  Ad. 
  Faidiga, 
  durch- 
  

   geführt. 
  

  

  Im 
  nachfolgenden 
  Verzeichnisse 
  sind 
  auch 
  die 
  kleinsten 
  

   Störungen 
  aufgenommen, 
  sobald 
  sie 
  nur 
  an 
  zwei 
  Pendeln 
  zur 
  

   Aufzeichnung 
  gelangten, 
  da 
  das 
  dritte 
  Pendel 
  ganz 
  gut 
  in 
  Ruhe 
  

   verharren 
  kann, 
  sobald 
  der 
  Stoß 
  parallel 
  zur 
  Pendelrichtung 
  

   erfolgt. 
  

  

  