144 



K. Bürker: 



-, J' = i/m 



. .- J = 1 



Um die Hämoglobinbestimmuno; so genau als möglich zu gestalten, 

 wurde, abgesehen von früher schon mitgeteilten Verbesserungen ^), noch 

 folgende weitere in die Hüfner'sche Methode eingeführt. Man hatte 

 bisher keine rechte Kontrolle darüber, ob die Lichtquelle in Ordnung 

 war, ob die beiden von ihr gelieferten und im Apparat verwendeten 

 Lichtbündel in der Tat gleiche Lichtintensität aufwiesen, wie das 

 Voraussetzung ist. Diese Kontrolle ist um so nötiger, als der vor 

 dem Kollimatorspalt befindliche A 1 b r e c h t ' sehe Glaskörper die beiden 

 Lichtbündel nicht von derselben Stelle der Lichtquelle entnimmt, 

 sondern von etwas auseinanderliegenden. 



Um diese Kontrolle zu ermöglichen, 

 wurde nun folgendermassen verfahren. 

 Von der optischen Werkstätte C. Zeiss 

 in Jena wurde ein nach Angabe her- 

 gestelltes Rauchglas bezogen, welches im 

 Spektralgebiete des nach Grün zu ge- 

 legenen Absorptionsstreifens des Oxy- 

 hämoglobins, speziell im Wellenlängen- 

 gebiete 535,6 — 542,1 /xfx, das Licht in 

 bezug auf das des Vergleichsspektrums 

 auf Vio schwächte, wozu eine Drehung 

 des analysierenden Nikols um 71,6*^ er- 

 forderlich war. Waren nun die beiden 

 Lichtbündel gleich , so musste bei Vor- 

 schaltung des Rauchglases die Einstellung 

 immer auf 71,6° erfolgen. 

 Das in einer runden Fassung befindliche Rauchglas R (Fig. 1) 

 konnte zu dem Zwecke in ein mit einer Bohrung versehenes Messing- 

 stück M von der Grösse des Absorptionströgchens eingesteckt und an 

 Stelle des Trögchens in dem Halter desselben so vor den Kollimator 

 Spalt gebracht werden, dass das untere Lichtbündel durch das helle 

 Glas, das obere durch das Rauchglas in den Spalt gelangte. 



Mit Hilfe dieser Vorrichtung wurde nun vor jeder quantitativen 

 Haemoglobinbestimmung geprüft, ob in der Tat eine Drehung des 

 Nikols um 71,6 ^ erfolgen musste, um Gleichheit der Lichtstärke in 

 den beiden ausgeschnittenen, übereinandergelegeneu Spektralbezirken 



Fig. 1. Vorrichtung zur Prü- 

 fung der beiden im Spektro- 



photometer verwendeten 

 Lichtbündel auf Gleichheit. 

 Lichtstärke oben J' = Vio. 

 unten J = 1. 



1 



1) K. Bürker, E. Jooss, E. Moll und E. Neumann, Die physio- 

 logischen Wirkungen des Höhenklimas. IL Zeitschr. f. Biol., Bd. 61, S. 452, 1913. 



