245 



(Aus dem physiologischen Institut der Universität Breslau.) 



Eine Verbesserung der Methode zur optischen 

 Registrierung von Druck und Stromstärke. 



Von 

 K. Hürtlile. 



(Mit 1 Textfigur und Tafel III.) 



Bei der früher beschriebenen Methode zur Registrierung von 

 Druck und Stromstärke in den Arterien ^) war die optische Abbildung 

 dadurch verwickelt, dass Manometer und Stromuhr nicht auf einer, 

 sondern auf zwei parallelen optischen Bänken angebracht waren. 

 Nun kann man ja zwei Instrumente, deren Ausschläge photographisch 

 registriert werden sollen, auch auf einer optischen Baük hinter- 

 einanderschalten , wie dies zuerst BulP) für die gleichzeitige Re- 

 gistrierung von Elektrokardiogramm und Herztönen und kürzlich 

 Einthoven^) mit seinen Schülern für die gleichzeitige Benützung 

 von zwei Saitengalvanometern beschrieben hat. Allein der Aufstellung 

 von Manometer und Stromuhr auf einer Bank stand die Undurch- 

 sichtigkeit der blutgefüllten Stromuhr im Wege. Diese lässt sich 

 aber beseitigen , wenn man das Blut am Eindringen in den mit 

 Wasser gefüllten Zylinder verhindert, indem man nach dem Vorgang 

 von Lueiani*) und Trendelenburg^) Blut und Wasser durch 

 dünne Gummibeutel trennt. Dann bleibt die Stromuhr durchsichtig. 

 Ihr Bild kann nun in der Ebene des Manometerhebels entworfen 

 und diese Ebene mit Hilfe einer zweiten Linse auf dem Registrier- 



1) Pflüger's Arch. Bd. 147 S. 509. 1912. 



2) Bull, Quart. Journ. exper. Physiol. vol. 4 p. 289. 1911. 



3) Pflüger's Arch. Bd. 164 S. 167. 1916. 



4) L. Luciani, Physiologie des Menschen. Deutsch von Baglioni und 

 Winterstein. Bd. 1 S. 206. 1905. 



5) W. Trendelenburg, Eine Htromuhr, Zeitschr. f, Biol. Bd. 65 

 S. 13. 191^ 



