248 1^- Hürthle: 



schraubung erhält. Selbstverständlich müssen die Teile vom Mecha- 

 niker sehr genau verpasst und verkittet sein. 



Wie beim alten Modell werden die Zuleitungsröhren von der 

 Arterienkanüle bis zum Metallstück T einschliesslich des Bügels B 

 vor dem Gebrauch mit einer Paraffinschicht überzogen. 



Die Füllung der Stroniuhr ist etwas umständlicher als beim 

 alten Modell und zerfällt in zwei Abschnitte : Man fülle zunächst den 

 Kaum zwischen dem Kolben und den Gummibeuteln, indem man durch 

 die Öflnung Oel Wasser von Körpertemperatur (oder vielleicht besser 

 eine 1 °/'o ige Lösung von oxalsaurem Natron) mit einer Pipette ein- 

 laufen lässt, bis der Gummibeutel plattgedrückt ist; dann wird Oel 

 verschlossen, die Stromuhr gewendet und durch Oell der andere Ab- 

 schnitt in gleicher Weise gefüllt. Nun werden die Zuleitungsröhren 

 mit den Gummibeuteln gefüllt: Man verbindet die Röhrenmündungen 

 mit grossen, warme Ringer-Lösung enthaltenden Füllkugeln durch weite 

 Gummischläuche und hält die Stromuhr so , dass die Füllkugeln den 

 höchsten , die Gummibeutel den tiefsten Punkt einnehmen ; zunächst 

 kann keine Lösung eindringen, da die Beutel sich nicht ausdehnen 

 können; man lässt dann durch Oel so viel Wasser abfliesseu, bis der 

 Beutel entfaltet, nicht aber elastisch gedehnt ist, und verscbliesst Oel 

 ■wieder. Die Füllung des zweiten Beutels und die vollständige Ent- 

 fernung der Luft aus den Zuleitungsröhren geschieht durch abwechseln- 

 des Heben und Senken der Füllkugeln bei geeigneter Haltung der 

 Stromuhr. Dabei zeigt, sich dann, dass bei der ersten Füllung des 

 Zylinders noch Luftbläschen zAvischen dem Kolben und den Gummi- 

 beuteln zurückgeblieben sind , welche nunmehr durch die Öti'nungen 

 Oel bzw. Oell entfernt werden. Zum Schluss wird der Inhalt beider 

 Gummibeutel in die Füllkugeln entleert (indem man durch Oe I oder 

 Oell entsprechend Wasser nachströmen lässt), der Kolben in End- 

 stelluug gebracht und nach oben gestellt, wenn die obere Zuleitungs- 

 röhre mit dem zentralen Ende der Arterie verbunden ist. Lüftet man 

 nun nach der Einschaltung der Stromuhr in die Arterie zugleich 

 mit der Entfernung der zentralen Arterienklemme den Stöpsel ^) der 

 Öffnung Oe II, so füllt sich der obere Beutel von der Arterie aus, der 

 Kolben wird nach unten getrieben und der Inhalt des Stromuhrzyliuders 

 durch Oell nach aussen entleert. Ist der Kolben am unteren Ende 

 des Zylinders angekommen, so wird Oell geschlossen, und bei der 

 folgenden Wendung der Stromuhr ergiesst sich das arterielle Blut in 

 den peripheren Stumpf der Arterie. Man vermeidet so, dass eine er- 

 hebliche Menge der Ringer- Lösung in die Arterie gelangt. Kommt es 

 darauf an, gar keine Ringer-Lösung in die Blutbahn übertreten zu 

 lassen, so kann man auch den Inhalt der Zuleitungsröhren durch die 

 vorgesehenen Öffnungen austreten lassen und durch das einströmende 

 Blut ersetzen. 



i 



1) I\ und F, in Fig. 2 a S. 514 Pf lüger 's Arch. Bd. 147. 



2) Er läset sich natürlich auch durch eiuou (ilashahn erstitzen. 



