250 ^' Hürthle: 



Bildet man nun auf diese Weise den Kolben ab, während er 

 sich in verschiedenen Höhen der Stromuhr befindet, und das Ob- 

 jektiv ÄÄ auf den ihm zugekehrten Rand des Kolbens eingestellt ist, 

 so erhält man Bilder von verschiedener Höhe und von wechselnder 

 Schärfe. Benützt man einen Hartgummikolben, so sind seine Ränder 

 nur in der Mittellage (optischen Achse) scharf, und seine Höhe scheint 

 von hier aus nach beiden Richtungen zu wachsen. Benützt man 

 einen Glaskolben mit eingeritzter Mantellinie, so erscheint die Linie 

 nur in der optischen Achse einfach , bei der Entfernung aus dieser 

 teilt sie sich in zwei, eine scharf abgebildete und eine unscharfe. 

 Die Kanten des Kolbens erscheinen nur in. der optischen Achse scharf. 

 Diese die Ausmessung der Kurven störende Erscheinung hat ihren 

 Grund darin, dass durch das Objektiv ÄÄ nicht ausschliesslich der 

 vordere Rand des Kolbens abgebildet wird, sondern der ganze Kolben 

 in perspektivischer Verkürzung, und zwar so, wie er einem in der 

 Eintrittspupille des Objektivs liegenden Auge erscheinen würde. Um 

 diesen Mißstand zu beseitigen, muss man das Zentrum der Per- 

 spektive ins Unendliche verlegen. Eine solche Änderung lässt sich 

 dadurch erzielen, dass man zwischen Stromuhr und Objektiv eine 

 Kollektivlinse Lu (Fig. 2) bringt, deren Brennpunkt mit der Eintritts- 

 pupille des Objektivs zusammenfällt. Eine diesem Zweck entsprechende 

 Linse ist z. B. die Linse I des lichtstarken Sammellinsensystems für 

 Mikroprojektion von Zeiss^) mit etwa 15 cm Brennweite. Die Auf- 

 stellung der Apparate gestaltet sich dann so, wie sie in Fig. 2 S. 247 

 skizziert ist : Lp ist eine Bogenlampe von 5 Amp. Stromstärke, deren 

 Strahlen durch die Sammellinse Li parallel gemacht werden und die 

 Stromuhr StU treffen; diese ist der Linse Lix so weit genähert, dass 

 sie bei der Wendung die Linse nicht berührt. Die Verbindung des 

 Manometers (M) mit der Stromuhr zum Zweck der gleichzeitigen 

 Registrierung von Druck und Stromstärke geschieht in der früher^) 

 geschilderten W^eise und ist aus Fig. 2 ersichtlich. Es wird der 

 Seitendruck der peripheren Zuleitungsröhre Zu registriert, so dass 

 der in der Stromuhr auftretende Druckverlust bei der Bemessung 

 der treibenden Kraft des Stromes nicht berücksichtigt werden muss. 



Zur Bestimmung der angewandten Vergrösserungen bringt man 

 an Stelle der Vorderfläche des Stromuhrkolbens einen auf Glas ge- 



1) Siehe Köhler, Zeitschr. f. MiJU'osk. Bd. 19 S. 417. 1902. 



2) Pflüger 's Arcb. Bd. Hl S. 509. 



