Eine Verbesserung der Methode zur ojitisctien Registrierung usw. 25B 



l)lioreii Stroniuhrkanüle (von 4 nun Dmchniesser i. L.) waren T-llühi on 

 eingeschaltet, deren freie Schenkel mit den Schenkeln eines Differential- 

 wassermanometers verbunden waren. Dieses bestand aus einer haar- 

 nadelförmig gebogenen, senkrecht aufgestellten Röhre von 30 cm Länge, 

 an deren Biegungsstelle ein Glashahn eingeschmolzen ist. Lässt man 

 bei geöffnetem Hahn in das untere Drittel der Röhren Wasser eindringen 

 und sehliesst dann den Hahn, so ist der Druckverlust am Höhen- 

 unterschied der in beiden Schenkeln stehenden Flüssigkeitssäulen 

 ohne weiteres abzulesen. Das Ergebnis dieses Versuches ist aus 



Tabelle II zu erkennen. 



Tabelle IL 



Druckverluste in der Stromnhr mit 35,7 mm Eolbendurcliiiiesser. 



Druck 



Stromstärke 



Druckverlust 



(cm Wasser) 



ccm/sec 



(cm 



Wasser) 



80 



1,3 





0,9 



80 



1,7 





1,0 



80 



2,1 





1,5 



150 



2,3 





1.6 



150 



3,2 





2,5 



150 



4,0 





3,5 



Die Tabelle zeigt, dass die Druckverluste auch bei Stromstärken, 

 wie sie in der Karotis sehr grosser Hunde nur ausnahmsweise vor- 

 kommen, recht unerheblich sind. Die durch den Widerstand der 

 Stromuhr veranlassten Fehler können also als sehr geringfügig be- 

 zeichnet werden. 



Dass die Stromuhr auch den pulsatorischen Stromverlauf richtig 

 darstellt, ist schon früher *) durch besondere Versuche nachgewiesen 

 wordeu. 



1) Pflüg er 's Arch. Bd. 147 S. 553. 



