der "Wasserstoffionenkonzentration auf die Blutgefäße von Säugetieren. 223 



Kurz vor dem Übergang in die Heizschlange ist ein winklig 

 gebogenes Glasrohr durch die Wandung der Röhre geführt, durch 

 welches während des Tierversuches dauernd Sauerstoff eintritt: und 

 die darin befindliche Perfusionslösung durchperlt. Letztere An- 

 ordnung entnahmen wir dem pharmakologischen Praktikum von 

 Magnus^). 



Die doppelte Heizvorrichtung war in diesem Falle notwendig, weil die alleinige 

 Benutzung der Heizschlange nicht genügen würde, um bei Zunahme der Strom- 

 geschwindigkeit eine genügende Erwärmung zu erzielen. So konnten wir in dem 

 großen Wasserbad die Temperatur der Durchströmungslösung in grober An- 

 näherung auf das gewünschte Maß bringen, während das zweite Wasserbad die 

 genaue Einstellung der Temperatur ermöghchte. Ein Thermometer ( Th) gestattet 

 kurz vor Eintritt der Lösung in das Grefäßsystem des Tieres die Temperatur zu 

 kontrollieren. 



Zur Messung des Seitendruckes ist oberhalb der Kanüle ein T-Stück 

 (T) angebracht, das mit einem Wasser- Öl-Manometer [Jfa]^) in Ver- 

 bindung steht. Steigt der Widerstand in dem durchströmten Gefäß- 

 bezirk, so steigt auch der Seitendruck an, und der Ölmeniscus in dem 

 weiten Manometerrohr hebt sich. Das obere Ende des Manometerrohres 

 ist mit einem Gummistopfen verschlossen, der von einer gebogenen 

 Glasröhre durchbohrt wird. Diese steht in Verbindung mit einem 

 kleinen Gasometer (Ga), das um eine Achse {A) drehbar angebracht 

 ist. Dieses kleine Instrument stellten wir aus Celluloid selbst her. Als 

 Abschlußflüssigkeit des Gasometers dient Öl. Hebt sich nun der Me- 

 niscus in dem großen Manometer, so führt das Gasometer eine Dreh- 

 bewegung um seine Achse aus. Diese wird durch einen vergrößernden 

 Hebel {H) auf der berußten Schreibfläche eines Kymographions auf- 

 gezeichnet. 



Die Ölschicht in dem Manometer erwies sich als zweckmäßig, 

 um die beim Umschalten von der einen Mariotteschen Flasche 

 auf die andere in dem weiten Manometerrohr zurückbleibende Flüssig- 

 keit aus der ersten Flasche nach Möglichkeit einzuschränken. Kurz 

 oberhalb des Gasometers ist mittels eines Drei- Weghahnes {D) seitlich 

 ein Gummiballgebläse (Gg) angebracht. Die Schwankungen des Ma- 

 nometermeniscus sind während eines Versuches so stark, daß ohne 

 diese Vorrichtung der Fall eintreten könnte, daß entweder der beweg- 

 liche Gasometerteil auf die Öffnung des Entbindungsrohres herab- 

 sinkt, oder daß beim Steigen des Manometers Luft aus dem Gasometer 

 seitlich herausgetrieben wird. Um das zu vermeiden, wurde im ersten 

 Falle neue Luft zugepumpt, während im zweiten Falle durch Ablassen 

 von Luft das Gasometer wieder auf seine Minimalstellung gesenkt wurden 



^) Magnus, Pharmakologisches Praktikum, Springer 1920. 



^) In der Abb. 1 ist das Manometer Ma irrtümlich ebenfalls mit M bezeichnet» 



