0. Riesser u. W. Steinhausen : Über das elektrische Verhalten d. Muskels usw. 289 



distale Ende nach oben, an dem Muskelhebel befestigt. Es wird im folgenden 

 immer besonders erwähnt werden, wenn die letztere Anordnung gewählt wurde. Der 

 Schreibarm des Muskelhebels trug einen rechtwinklig nach oben abgebogenen 

 langen Stift, dessen Schatten bei der photographischen Registrierung auf den 

 wagrecht liegenden Spalt der photographischen Einrichtung fiel und so die Muskel- 

 bewegimg auf den Film übertrug. 



Die zu untersuchenden Potentialdifferenzen des Muskels wurden mit unpolari- 

 sierbaren Zink-Zinksulfatelektroden abgeleitet. Die Röhrchen, in denen das Zink- 

 sulfat sich befand, waren mit Ringergelatine unten verschlossen. Für die obere, 

 am beweghchen Muskelende befindliche Ableitungselektrode war das Zinksulfat- 

 röhrchen mit einem Ringerröhrchen armiert und mit Wollfäden versehen, die um 

 das obere Muskelende geschlungen wurden. Zur Ableitung der unteren Muskel- 

 hälfte wurde das untere Muskelende in ein Gefäß mit Ringerlösung versenkt, in 

 welches das zweite Zinksulf atgelatineröhrchen eintauchte. Von den beiden, vor 

 jedem Versuch frisch amalgamierten Zinkstäben der Elektroden wurde zum Meß- 

 instrument abgeleitet. Die Elektroden waren praktisch stromlos, wie vor den 

 Versuchen geprüft wurde. 



Meßinstrument. 



Da eventuell oszillierende Alctionsströme zu registrieren waren, kam als Meß- 

 instrument nur das Saitengalvanometer in Betracht. Es stand uns das Saiten- 

 galvanometer des Instituts zur Verfügung, ein Instrument von Edelmann, großes 

 Modell. Der Magnetstrom betrug 2 Amp. Die Platinsaite hatte einen Durchmesser 

 von 2 /< und einen Widerstand von 6700 Ohm. 



Die Saitenspannung war möglichst gering, um höchste Empfindlichkeit zu 

 erzielen, jedoch haben wir auch Versuche mit stärkerer Saitenspannung gemacht, 

 um Fehler, die durch die Eigenschwingungen der Saite bedingt sind, nach Mög- 

 lichkeit zu ehminieren. Die Saitenspannung, die wir bei den Hauptversuchen an- 

 wandten, war so bemessen, daß 1 mm Ausschlag auf dem 80 cm vom Projektions- 

 okular entfernten Schirm (Zeiss Apochromat 4 mm, Projektionsokular Nr. 1) durch 

 eine angelegte Spannung von 1,7 -10"^ Volt hervorgerufen wurde. Das entspricht 

 einer Strome mpfindhchkeit von 2,5 '10"^ Amp/mm Skalenausschlag. 



Die Verbindungen der Elektroden mit dem Saitengalvanometer waren stets 

 in der Weise hergestellt, daß ein Ausschlag der Saite nach oben (vgl. die folgenden 

 Abbildungen) eine Negativität an der unteren Ableitungselektrode anzeigt. 



Zur Zeitschreibung war vor dem Spalt der photographischen Trommel eine 

 Jacquetsche Uhr aufgestellt, deren Hebel mitphotographiert wurde und i/- Sek. 

 markierte. 



Der Verlauf eines einzelnen Versuches war somit der folgende: Nach Ein- 

 spannung des Muskels und Anlegen der Elektroden wurdo zuerst nach Einschalten 

 des Magnetstromes die Ruhelage der Saite an der neben dem Spalt angebrachten 

 Skala abgelesen und notiert; sodann wurde die Verbindung zwischen den Muskel- 

 elektroden und dem Galvanometer hergestellt und die Größe des Ruhestromes 

 ermittelt. Die hierbei auftretende Saitenablenkung betrug dabei niemals mehr als 

 1 — 2 cm; die nach außen ableitbare Spannung des Ruhestroms erreichte somit 

 höchstens einige Zehntel Millivolt, eine Kompensation des Ruhestroms haben wir 

 nie vorzunehmen brauchen, vielmehr wurde durch Feinverschiebung des Projek- 

 tionsmikroskopes die Saite auf die Mitte des Spaltes eingestellt. Dann wurde die 

 photographische Registriervorrichtung in Gang gesetzt und der Muskel an der 

 Nerveneintrittsstelle mit einem an einem isoh'erenden Glasstab steckenden Pinsel, 

 der mit Ringer- Acetylcholin (1/100000) befeuchtet war, so vorsichtig wie möghch 

 berührt. Wenn die richtige Stelle getroffen war, dann zog der Muskel sich zu- 

 sammen und die Saite geriet in Bewegung. 



