438 Chou Shung-Sheng- und H. Lehmann: Über den Einfluß 



Lichtleitung entnommen. Die Brücke hatte wegen der verwendeten 

 höheren Spannungen einen größeren Widerstand als sonst üblich. Ihre 

 Zweige, je zu 500 Ohm, blieben durch alle Versuche gleich. Angelegt 

 wurden Spannungen von 2 — 32 Volt, somit lagen, da die Brücke sym- 

 metrisch war, am Körper 1 — 16 Volt. Höhere Spannungen wurden von 

 den Versuchspersonen als unangenehm empfunden und mußten, wie 

 oben erwähnt, vermieden werden, weil nach Möglichkeit beim galva- 

 nischen Hautreflex alle Reize, außer dem beabsichtigten, ausgeschlossen 

 werden sollen. Als Vergleichs widerstand verwendeten wir einen De- 

 kadenkurbelrheostaten bis zu 20 000 Ohm. Die Stromzuführung zur 

 Versuchsperson im anderen Zweige erfolgte durch unpolarisierbare 

 Zink-Zinksulfatelektroden mit porösen Platten von gebranntem Ton 

 als Membranen. Ihr Widerstand betrug ca. 100 Ohm. Die Elektroden 

 tauchten in Gefäße mit 0,9proz. Kochsalzlösung, in welche die Ver- 

 suchsperson Zeige-, Mittel- und Ringfinger jeder Hand bis zum Ende 

 des ersten Gliedes eintauchte. Es erwies sich als zweckmäßig, die 

 Temperatur der Kochsalzlösung in Höhe der Hauttemperatur, etwa 

 auf 30° C, zu erhalten, was wir dadurch erreichten, daß wir in der 

 Lösung befindliche Kupferplatten durch kleine Flammen erhitzten. 

 Vor Beginn der Versuche mußte die Haut mit dem Elektrolyten einiger- 

 maßen getränkt sein, um große Widerstandsstürze während der ersten 

 Versuche zu vermeiden. Ein hochempfindliches Drehspulenspiegel- 

 galvanometer mit Lichtzeiger von 10 000 Ohm Widerstand diente als 

 Anzeigeinstrument. Seine Empfindlichkeit wurde durch geeignete 

 Nebenschlüsse im Betrage von 10 — 8000 Ohm den verwendeten Span- 

 nungen entsprechend geändert. Bei Beginn jedes Versuches wurde das 

 Galvanometer durch passende Einstellung des Vergleichsrheostaten 

 stromlos gehalten. Nach Beendigung der Versuche wurde die Versuchs- 

 person durch einen Widerstand ersetzt, dessen Größe dem jeweiligen 

 menschlichen gleich gemacht wurde. Dieser Widerstand wurde nun in 

 solchem Maße geändert, daß sich dieselbe Skalenzahl des Galvanometer- 

 ausschlages einstellte, die der Hautreflexversuch ergeben hatte. Wie 

 bekannt, ergibt sich dabei, daß der Widerstand verkleinert werden muß, 

 daß also der Reflex sich durch Verringerung des Menschenwiderstandes 

 äußert. Nun kann man aber auch ohne Widerstandsänderung die Aus- 

 schlagsgröße des Hautreflexes durch Einführen passender Spannungen 

 in den Kreis erreichen. Beide Verfahren wurden für jeden Versuch an- 

 gewendet und somit alle galvanischen Hautreflexe sowohl als Menschen- 

 widerstandsminderungen, wie als Spannungsveränderungen geeicht. Die 

 zu verwendenden Reize sollten aus einleuchtenden Gründen sowohl der 

 Stärke als der Dauer nach gleichmäßig und möglichst wenig der Ge- 

 wöhnung unterworfen sein. Nach vielen Vorversuchen über die zweck- 

 mäßigste Reizart wählten wir den Reiz durch die Ströme eines kleinen 



