546 •!• Schlfier: 



ganze Abflußsystem mit Wasser gefüllt ist, eine Saugwirkung, das Zuggefäß ent- 

 leert sich und damit erfolgt wieder Entlastung. Die Zu- und Abflußleitung ist 

 durch entsprechende Röhrenwahl so eingerichtet, daß Be- und Entlastung gleich- 

 lange Zeit für sich in Anspruch nehmen. Änderungen der FüUungs- bzw. Ent- 

 leerungsgeschwindigkeit lassen sich außer durch Änderungen der Druck- bzw. der 

 Fallhöhe durch Ersatz des in das Zuggefäß hinabreichenden Gummischlauches 

 durch einen weiteren oder engeren leicht erreichen. Bei den weiter unten zu be- 

 schreibenden Versuchen war die Zulaufsgeschwindigkeit so geregelt, daß in 60 Se- 

 kunden eine Zugwirkung von 75 g erreicht wurde und sich in der gleichen Zeit 

 nach Hahnumschaltung das Zugegefäß wieder entleerte. Die Füllung bzw. Ent- 

 leerung gestaltet sich gleichförmig. Mit dem Zulauf von Wasser zum Zuggefäß 

 sinkt zwar die Flüssigkeitshöhe in der großen Zulaufflasche. Bei einer Füllung 

 des Zuggefäßes von 75 ccm sinkt der Flüssigkeitsspiegel in der 21/2-l-Flasche um 

 0,6 cm, das ist 0,6% der gesamten Fallhöhe. Diese geringe Druckänderung ist 

 praktisch für die Gleichförmigkeit der Füllung ohne Bedeutung. 



Der Schreibhebel, an dem das Zuggefäß hängt, macht in den Versuchen 

 Ausschläge bis zu 60 mm Höhe, so daß eine erhebliche Abweichung von der Tan- 

 gentenrichtung zur Schreibfläche des Kymographions entsteht. Da die zur Auf- 

 zeichnung üblichen Federkielspitzen nur mangelhafte Kurven lieferten, wurde für 

 die Aufzeichnung die bekannte Brodiesche Papierfeder verwendet, die auch bei 

 größeren Hebelexkursionen ein gleichmäßiges, zartes Anliegen der Schreibspitze 

 gewährleistet. Die üblichen Kymographien mit Friktionsscheibe erwiesen sich 

 für den vorliegenden Zweck als ungeeignet, da je nach der Stärke des Anlegens 

 der Friktionsscheibe oder durch geringe Unebenheiten in dieser die Geschwindigkeit 

 des Trommelumlaufes Änderungen erleidet. Dieser Umstand tritt bei Versuchen, in 

 denen mehrere von der Zeit abhängige Kurven zu vergleichen sind, sehr störend her- 

 vor. Das für die Versuche verwendete Albrechtsche Kymographion ohne Friktions- 

 scheibe hat gleichmäßigen Trommelumlauf. Zur Kontrolle wurde die Zeit für jede Deh- 

 nungskurve gesondert durch eine Jaquetsche Uhr mit Sekundenschlag verzeichnet. 



Zur Prüfung der Apparatur wurde zuerst die Dehnungskurve eines 

 Gummischlauches, bei dem Gewichtsbelastungen von — 120 g in Ab- 

 ständen von je 20 g genau proportionale Verlängerungen ergeben hatten, 

 aufgenommen. Die Dehnungskurve dieses Gummischlauches muß, 

 gleichmäßigen Gang des Kymographions und gleichmäßige Be- und 

 Entlastung vorausgesetzt, eine gerade Linie ergeben. Der Versuch 

 zeigte, daß dies tatsächlich der Fall war, ein Beweis für das fehlerfreie 

 Arbeiten der Apparatur. 



Zur Erzeugung von Contracturen wurden chemische und pharma- 

 kologische Reizmittel verwendet: Milchsäure, Phosphorsäure, Oxal- 

 säure, Rhodankalium, Coffein, Nicotin und Veratrin. Zur thermischen 

 Verkürzung wurde der Muskel mit warmer Ringerlösung durchströmt, 

 zur Erzeugung einer Ermüdungscontractur 10 Minuten lang vom Plexus 

 ischiadicus aus tetanisiert. 



Die Beeinflussung der Muskeln durch die genannten Stoffe wurde 

 ausschließlich durch Durchströmung der Blutgefäße mit den Lösungen 

 und nicht durch Eintauchen der ausgeschnittenen Muskeln in sie, wie 

 es technisch einfacher gewesen wäre, hervorgerufen, da die letztere 

 Methode für den vorliegenden Zweck nicht geeignet ist. 



