46 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



circulation et la sécrétion urinaire, nous avons entrepris de les étudier 

 au moyen des circulations artificielles, en comparant des circulations 

 continues à des circulations rythmées. 



Dispositif général pour circulations artificielles rythmées. — Nous 

 avons cherché à faire varier à volonté la pression, le rythme et la 

 forme de l'onde. 



Nous avons monté un premier appareil composé d'un vase de Mariette 

 d'où le liquide coulait au moyen d'un tube de caoutchouc; ce tube pouvait 

 être serré rythmiquement par une pince dont les mors étaient mis en mouve- 

 ment au moyen d'un électro-aimant relié à un métronome.. Ce dispositif ne 

 nous a pas donné de bons résultats : la forme de l'onde obtenue est très 

 différente de l'onde sanguine. 



Nous avons aussi utilisé un appareil imaginé autrefois par M. François^ 

 Franck, et composé de 2 pompes foulantes couplées. Après quelques tâtonne- 

 ments, nous nous sommes arrêtés à un troisième dispositif qui est le suivant : 



1° La pression est donnée par un vase de Mariotte qu'on peut à 

 volonté élever ou abaisser. 



2° Le liquide s'écoulant du vase de Mariotte arrive dans un flacon 

 de Wolfï, communiquant d'autre part avec le tube relié au rein. Par la 

 tubulure inférieure du flacon passe un tube sur lequel on attache, à 

 l'intérieur du flacon de Wolfï, un ballonnet de caoutchouc. 



3° D'autre part, un corps de pompe, ou mieux une seringue métal- 

 lique, dont le piston est mû par un moteur électrique dont on peut 

 régler la vitesse au moyen de résistances graduées, envoie rythmique- 

 ment de l'air dans le ballonnet de caoutchouc qui, par le va-et-vient du 

 piston, se gonfle et se rétracte. Ainsi, le liquide, si le moteur n'est pas 

 mis en mouvement, s'écoule d'une façon continue à travers le flacon de 

 Wolfï; et si on fait battre la pompe, le gonflement et la rétraction du 

 ballonnet lui communiquent une impulsion rythmée ; la pression oscille 

 alors autour de la pression moyenne. 



4° A la sortie du flacon de Wolfï, le tube allant au rein s'abouche 

 dans un tube métallique en serpentin, plongé dans un thermostat, qui 

 échauffe le liquide à 40 degrés. Un manomètre de Fr. -Franck est 

 branché sur ce tube. Enfin, on peut intercaler avant l'arrivée au rein 

 une soupape empêchant les reflux et jouant le rôle de valvule sigmoïde. 



Le rein lui-même est, soit laissé en place dans l'animal, soit placé 

 entre des couches d'ouate hydrophile, dans le thermostat à 40 degrés. 



Nous donnerons dans une prochaine note les résultats des expé- 

 riences faites en employant ce dispositif (1). 



< Travail des laboratoires des professeurs François- h "ranch et Chantcmesse.) 



(1) Lee dessins et les résultats détaillés paraîtront clans le Journal de 

 physiologie et de pathologie générale. 



