SÉANCE DU 6 JUILLET 



19 



versé par une barre horizontale BB portant à ses extrémités deux vis 

 destinées à limiter le mouvement de bascule; celui-ci peut être réglé 

 d'avance au moyen d'un index indiquant sur un tambour les degrés de 

 déplacement. Une vis À peut abaisser la platine au-dessous de l'axe de 

 rotation, de façon à neutraliser l'épaisseur de la lame porte-objet. 



Pour se servir de cette platine, on commence par la centrer à l'aide 

 d'un disque percé d'un petit trou que l'on place dans l'ouverture cen- 

 trale. Ceci fait, on remplace ce disque parla préparation et l'on règle 

 la vis A, de façon à ce que, en faisant basculer la lame porte-objet, le 



r -ffiBTTT 



fi»"' '■■"• ■■-■ ■ ' ■•■: ' ■■■ ■■- , ." ■■■■■■- ■■■ ■'.■■■■- ■:/:•>»• .■,:! r -:ihmWm?>tW,/.'M>',-,.'W>»/>)/t'i»»/)i>/ t /W/M 



Platine oscillante de Nachet pour la microphotographie stéréoscopique, 

 vue par derrière. 



déplacement latéral de celle-ci soit réduit au minimum. Il ne reste plus 

 qu'à faire les photographies en inclinant d'abord d'un côté, puis ensuite 

 de l'autre. 



J'ai expérimenté cette platine au laboratoire de M. le Professeur 

 François-Franck, avec l'aide de M Ile Chevroton, qui a bien voulu exé- 

 cuter les photographies que j'ai l'honneur de venir vous présenter; je 

 suis heureux de lui adresser ici mes remerciements ainsi qu'à M. le 

 professeur François-Franck qui a bien voulu mettre ses instruments à 

 ma disposition. 



Je ne sais si ce procédé, qui, je crois, peut être appelé à rendre de 

 grands services en micrographie, sera aussi pratique que le dispositif 

 de M. Quidor; l'expérience nous l'apprendra; l'avantage immédiat que 

 je lui vois, c'est de ne demander aucun appareil spécial; cette platine 

 peut, en effet, s'appliquer à tous les microscopes et ne nécessite pas de 

 chambre noire spéciale. 



{Travail du laboratoire du professeur François-Franck 

 au Collège de France.) 



