SÉANCE DU là JUILLET 117 



quée le 3 mai. On fait une laparotomie médiane et on trouve en arrière de 

 l'utérus une vaste poche purulente dont on retire, avec l'aspirateur Potain, un 

 tiers de litre environ d'un pus verdàtre. On. enlève ensuite l'utérus et les annexes. 



Mais la malade, épuisée, profondément intoxiquée, succombe le lendemain 

 3 mai. A l'autopsie on ne trouve aucun abcès, rien de particulier dans les 

 centres nerveux; ni dans les autres organes. 



Cette malade a donc survécu trente-quatre jours après la forte oscillation 

 thermométrique que nous avons décrite ci-dessus. 



Des faits où Ton voit ainsi une tempéralure exceptionnellement 

 élevée succéder à un minimum de collapsus profond, trouvent peut-être 

 leur explication dans les recherches de MM. Gharrin et d'Arsonval qui 

 ont pu trouver dans certaines cultures d'un même microbe des corps 

 antagonistes au point de vue de la thermogenèse. Mais les associations 

 microbiennes qui mélangent les toxines, la vitalité changeante des 

 germes, la réaction parfois variable des tissus peuvent également jouer 

 un rôle important. Quoi qu'il en soit, « on ne peut acquérir, dit Wun- 

 derlich, une connaissance parfaite de l'état thermique chez les malades 

 que par l'examen comparé de milliers de courbes isolées. » 



[Travail de la Clinique de M. le professeur Reclus.) 



RÉGLETTE A LECTURE DIRECTE POUR MENSURATIONS MICROSCOPIQUES. 



Note de F. Guéguen. 



La. mensuration des objets microscopiques se fait le- plus souvent, non 

 par la méthode des deux micromètres, mais en superposant une réglette 

 imllimétrique aux dessins obtenus à la chambre claire avec un système 

 optique de grossissement connu. Cette m3nsuration nécessite un. calcul, 

 peu compliqué il est vrai, mais qu'il. est avantageux de. s'épargner, sur- 

 tout lorsque l'on a de nombreuses mesures à effectuer. On peut très 

 facilement construire un appareil qui, par simple lecture, donne direc- 

 tement les dimensions cherchées, et qui sert en même temps de niveau 

 de pente, permettant de donner au microscope une inclinaison cons- 

 tante, condition indispensable à remplir pour que les dessins à la 

 chambre claire soient toujours exécutés à la même échelle. 



Pour réaliser ce petit appareil, on commence par incliner le micros- 

 cope d'un angle quelconque (ordinairement 30 degrés à 45 degrés sur la 

 verticale). On découpe alors dans une lame transparente de corne ou de 

 celluloïd (cette dernière matière se trouvant chez les marchands d'appa- 

 reils photographiques) un. rectangle dont le plus grand côté.soit égal à 

 la distance verticale qui sépare, de la table sur laquelle repose le 

 microscope, l'embase de la vis micrométrique de celui-ci. 



