118 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Le rectangle transparent élant alors dressé verticalement sur sa base 

 étroite, derrière le microscope et dans un plan parallèle au plan de 

 symétrie de l'instrument, on coupe avec des ciseaux l'angle supérieur de 

 la plaque, de manière à ce qu'elle vienne simultanément s'ajuster, par 

 les deux côtés de l'angle obtus ainsi réalisé, sur la génératrice posté- 

 rieure de la base verlicale du pied et sur la partie inclinée de celui-ci. 

 On a ainsi un gabarit qui permettra ultérieurement d'incliner le mi- 

 croscope constamment selon le même angle. L'instrument étant ainsi 

 penché, et muni d'un micromètre objectif et d'une chambre claire à 

 angle variable, on dessine successivement sur la table, derrière le 

 microscope, l'échelle micrométrique vue aux divers grossissements 

 dont on dispose. Pour les fortes combinaisons optiques, on dessinera 

 seulement un dixième ou un cinquième de millimètre; pour les faibles 

 grossissements, on tracera au contraire la totalité de l'échelle. 



Chacun de ces tracés étant ensuite subdivisé géométriquement en 

 fractions dont les plus petites seront égales à un p., il n'y aura plus qu'à 

 décalquer côte à côte, sur la lame de celluloïd', les diverses échelles 

 graduées. On opérera ce report à l'aide d'un burin ou d'une pointe de 

 scalpel, et l'on noircira, à l'encre de Chine ou au noir de fumée délayé 

 dans un vernis, les trails en creux ainsi obtenus. Il faudra également 

 graver, à côté de chaque échelle, la valeur de ses divisions ainsi que 

 l'indication de la combinaison optique avec laquelle on a opéré pour la 

 dessiner. 



Sur l*un des côtés du rectangle, on tracera un décimètre divisé en 

 centimètres et en millimètres, qui pourra servir pour toute mesure 

 d'objet macroscopique. 



Les dimensions de chacune de ces échelles micrométriques étant en 

 rapport avec la distance de la platine et de l'oculaire à la table, ainsi 

 qu'avec les grossissements -réels du microscope employé, une réglette 

 déterminée ne sera susceptible de servir que pour un instrument avec 

 lequel les trois constanles ci-dessus pourront être réalisées. Dans la 

 pratique, chaque travailleur devra donc construire lui-même la réglette 

 destinée à son microscope. 



Laboratoire de botanique cryplogamique de V Ecole supérieure 

 de pharmacie de Paris). 



ERRATUM 



SÉANCE DU 29 JUIN 1907 



Page 1200, lignes 27-28, au lieu de : « De plus, le sérum de canard avec le liquide 

 d'un kyste... », lire <• l)e plus, le sérum de canard préparé avec le liquide d'un 

 ... ». 



