SÉANCE DU 14 DÉCEMBHE 68t> 



Dosage de petites quantités de chlorure d'étiiyle pur, 

 par M. Maurice Nicloux. 



Des essais préliminaires soit de saponification par la potasse alcoolique 

 au réfrigérant à reflux comme je l'avais fait pour le chloroforme, soit 

 de combustion par l'oxyde de cuivre, ont été ou infructueux ou d'une 

 technique délicate. 



Le chlorure d'éthyle étant gazeux à la température du laboratoire (il 

 bout à 12°5) j'ai songé à le traiter comme un gaz combustible et à en 

 faire l'analyse eudiométrique; les résultats ont été très satisfaisants. Je 

 donnerai dans cette note la description détaillée de la technique que j'ai 

 suivie et les résultats des expériences de contrôle destinées à m'assurer 

 de son exactitude. 



Technique. — C'est identiquement celle décrite par le professeur Gréhant 

 pour l'analyse des gaz combustibles (1). L'appareil employé est son eudio- 

 mètre-grisoumètre (2); j'en ferai à nouveau, mais très brièvement, la des- 

 cription. Deux conducteurs métalliques traversent un large bouchon de caout- 

 chouc et sont réunis à la partie supérieure par une anse de platine. On 

 coiffe cette anse de platine par une cloche graduée d'un volume quelconque 

 renfermant le mélange gazeux combustible; un système très simple, de deux 

 vis de fixation et de serrage, permet d'appliquer très fortement le bord infé- 

 rieur de la cloche sur le bouchon qui lui sert d'assise. Ceci fait, on fait passer 

 au moyen des conducteurs un courant électrique dans le fil de platine de 

 manière à le porter au rouge blanc. Deux cas peuvent se présenter : ou bien 

 il y a explosion, la combustion complète est faite d'un coup (3), et alors il ne 

 reste plus, pour terminer l'analyse, qu'à lire la réduction de volume; ou bien 

 il n'y a pas d'explosion et il suffit de faire fonctionner l'appareil en grisou- 

 mètre; à cet effet on porte le fil au rouge blanc d'une façon intermittente, 

 pour assurer le brassage des gaz, 50, 100, 200 ou 400 fois suivant le volume 

 de la cloche: on assure ainsi la combustion complète. 



Toutes ces manipulations se font sur l'eau; on pouvait craindre que le chlo- 

 rure d'éthyle légèrement soluble dans l'eau ne puisse être analysé de cette 

 manière; il n'en est rien, à la condition de prendre les quelques précautions 

 suivantes : 1° Le gaz, chlorure d'éthyle, sera toujours dilué dans des quan- 

 tités notables d'oxygène; on diminue ainsi sa tension partielle et d'autant sa 



(1) N. Gréhant. Recherche et dosage des gaz combustibles. Emploi de 

 l'eudiomètre à eau transformé en grisoumètre. Le Génie Civil, 1907, t. L, 

 p. 302-305. 



(2) Les dessins représentant cet appareil figurent dans le travail mentionné 

 précédemment (voir note t). 



(3) En général, mais pas toujours, comme M. Gréhant l'a d'ailleurs déjà 

 signalé; pour être sûr de la combustion complète, je fais toujours, même 

 après l'explosion, fonctionner l'appareil en grisoumètre. 



