708 RÉUNION BIOLOGIQUE DU BORDEAUX fi 18) 



on files longitudinales, dans la direction de rallongement du muscle ; 

 les gros noyaux larvaires donnent par division multiple des essaims de 

 petits noyaux identiques; et ainsi se perd la marque de la dualité des 

 origines. 



Au moment où. l'annexion des derniers myoblastes s'achève (pupe de 

 5 jours), les petits noyaux, jusque-là disséminés, s'orientent régulière- 

 ment, en se répartissant sur des plans longitudinaux, dont la coupe 

 transversale dessine une sorte de carrelage pentagonal. C'est-à-dire que 

 l'ébauche de chaque masse musculaire se décompose en colonnes pris- 

 matiques pentagonales, dont l'intérieur subira une différenciation myo- 

 plasmique fibrillaire, tandis que les faces resteront occupées par les 

 noyaux et le sarcoplasme commun. 



Les muscles de l'aile par leur constitution syncytiale, persistant 

 jusqu'à l'état adulte, sont aussi différents des autres muscles de 

 l'Insecte, que le muscle cardiaque des Vertébrés est différent de leurs 

 autres muscles striés. On voit par ce qui précède que leur développe- 

 ment n'est pas moins exceptionnel que leur structure; et celte histo- 

 genèse singulière me paraît, au milieu des curieux processus de la nym- 

 phose, un des plus dignes de retenir l'attention. 



SPHYGMOMANOMÈTRE CLINIQUE POUR l'hUMÉRALE, 



par J. Bergonié. 



Les modèles de sphygmomanomètres deviennent tous les jours plus 

 nombreux ; cela tient d'une part à ce qu'il n'y en a pas probablement de 

 parfait, de l'autre, à ce que l'on commence à s'apercevoir qu'on ne peut 

 guère plus longtemps négliger la mesure de la pression artérielle en 

 clinique. 



Le modèle de sphygmomanomètre que je présente aujourd'hui m'a 

 paru réaliser un progrès. On en jugera par la description que voici : 

 c'est tout d'abord à l'humérale que s'applique l'appareil. Il se compose, 

 comme celui de Riva Rocci, d'un brassard inextensible que l'on fixe au 

 bras juste au-dessus du pli du coude. Ce brassard porte à l'intérieur 

 deux coussins compresseurs absolument séparés et placés tous les deux 

 perpendiculairement à l'artère. Le plus élevé sert à comprimer l'artère 

 et fait l'office de l'ampoule en caoutchouc du sphygmomanomètre de 

 Potain ; il communique avec le petit manomètre métallique ordinaire. 

 L'autre coussin compresseur, situé en aval du premier, sert de tambour 

 transmetteur pour indiquer si les battements de l'artère persistent ou 

 non et le moment exact où ils sont éteints par la compression du 

 coussin placé en amont. 



