119) 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 



709 



Avec ce brassard, on peut se servir d'une poire de compression et 

 d'un tambour récepteur, mais il vaut bien mieux utiliser le réservoir 

 et le sphygmo-signal de Vaquez, qui permettent à la fois la manœuvre 

 rapide, facile et à distance de la compression et l'appréciation claire de 

 la cessation des battements. 



Pour faire une mesure, on procède de la manière suivante : 1° On fixe 

 le brassard au-dessus du pli du coude ; 2° On gonfle le coussin aval 



Sphygmomanomètre de J. Bergonié (Galante, constructeur). 



RB. Robinet du brassard; RS, Robinet du signal; S, Signal; M, Manomètre; 

 DD r , Robinets de décompression; RP, Robinet de la pompe; P, Pompe; A, réser- 

 voir. 



jusqu'à avoir une amplitude aussi grande que possible des mouvements 

 du sphymo-signal ; 3° On éteint juste ces mouvements en gonflant le 

 coussin amont ; 4° On lit sur le manomètre la pression artérielle cher- 

 chée. Il ne faut pas en tout plus d'une minute dans la plupart des cas. 

 On peut, pour contrôler, lire encore le manomètre au moment où les 

 mouvements du sphygmo-signal reparaissent. Ces deux lectures ne 

 doivent pas différer de plus d'un centimètre ; dans certains cas heureux, 

 la précision peut aller au demi-centimètre et même plus loin. 



Biologie. Comptes rendus. — 1907. T. LXIII. 49 



