116 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Note générale sur la disposition et l'application d'un 

 sphygmo-palpeur artériel et veineux, 



par Ch.-A. François-Franck. 



Mon maître Marey a doté la science et la pratique d'un admirable 

 appareil, le Sphygmographe radial, qui a subi l'épreuve du temps et 

 celle des contrôles successifs auxquels il a été soumis depuis Ch. Buis- 

 son, Donders, etc., jusqu'à la critique approfondie dont il a été l'objet à 

 l'Institut même de contrôle créé par Marey (travaux de l'Institut Marey, 

 1905) : toutes ces études ont établi l'impeccabilité des courbes du pouls 

 fournies par le Sphygmographe de Marey et par les modèles variés qui 

 en dérivent, notamment par l'ingénieux appareil à ressort graduable de 

 M Ue Pompilian. 



Ce que j'ai voulu réaliser dans le Sphygmo -palpeur que je présente aujour- 

 d'hui, ce n'est donc plus un meilleur sphygmographe, prétention illusoire, 

 c'est un palpeur artériel (et veineux), pouvant s'appliquer à la surface d'une 

 région sans fixation circulaire autour de cette région. 



Fig. 1. 



Sphygmo-palpeur indépendant. Vue 

 d'ensemble (réduction photographique à 

 1/4) de l'appareil monté sur un pied, 

 avec une articulation en genou qui per- 

 met toutes les inclinaisons. Le palpeur 

 artériel peut exercer une pression pres- 

 que nulle ou énergique par la tension 

 variable à volonté du ressort boudin fixé 

 à la tige oscillante, d'une part, au guide 

 solidaire d'une crémaillère, d'autre part. 

 La tige verticale, qui porte en bas le 

 palpeur, glisse avec frottements réduits 

 au minimum sur des galets tournant 

 dans les deux guides ; elle porte à sa 

 partie supérieure une agrafe assurant la 

 transmission à la membrane indifférente 

 d'un large tambour qui se rabat quand 

 l'appareil est en fonction. 



J'ai cherché à éviter ainsi les effets veineux de la compression exercée 

 autour de la partie inférieure de l'avant-bras et du poignet par les ailettes du 

 sphygmographe classique et par les liens qui les relient l'une à l'autre. Ce 

 premier objectif est réalisé par l'application tangentielle du palpeur de l'ap- 

 pareil sur le trajet de l'artère sans autre point de contact avec le poignet. Il 



