(81) SÉANCE DU 10 JUILLET 257 



Stéréoradiograpïïie, 

 par Tu. Guilloz. 



La reconstitution exacte de la forme d'un corps par la radiographie 

 se fait au moyen de deux perspectives radiographiques obtenues sous 

 des points de vue différents. Par des constructions géométriques ou par 

 des calculs on obtient alors les rapports dans l'espace des différents 

 points intéressants. 



La reconstitution peut se faire plus expérimentalement, sans que le 

 principe] en soit différent, par la méthode stéréoscopique, chaque œil 

 observant la perspeclive qui lui correspond. MM. Marie et Ribault (1) 

 ont donné en détail ce procédé de reconstitution au moyen d'épreuves 

 séparées observées au stéréoscope. Avec l'adjonction d'un appareil 

 nommé stéréomètre, ils déterminent la situation en profondeur des 

 points intéressants et leurs coordonnées dans les plans frontaux. 



L'application de la méthode des réseaux à la radiographie et à la 

 radioscopie stéréoscopique m'a permis de donner autrefois à celte 

 Réunion (2) une solution très simple de cette question. La radiographie 

 prise ainsi sur une plaque unique avec deux sources d'émission de 

 rayons X, distantes de l'écartement des yeux, est examinée en donnant 

 à ses yeux les positions qui étaient primitivement occupées par les 

 sources d'émission. Dans ces conditions, l'image stéréoscopique appa- 

 raît en lieu et place de l'objet, et les mensurations sont pratiquées en y 

 portant directement une graduation. 



J'indique aujourd'hui un procédé rapide et exact pour la reconstitu- 

 tion d'un objet au moyen d'une double épreuve obtenue sur la même 

 plaque. Pour l'obtenir, j'utilise un tube dit radiostéréoscopique (3) com- 

 portant deux anticathodes ayant un écartement égal à celui des yeux. 

 Les deux sources d'émission sont activées en même temps et sur la 

 plaque on obtient une double image, comme si, dans une photographie 

 ordinaire, l'appareil photographique avait bougé au milieu de la pose. 

 Cette double image est facilement lisible en observant quelques condi- 

 tions pour sa production et son examen. Elle évite toutes les longueurs 

 et erreurs de transfert ainsi que les dispositifs plus compliqués néces- 

 saires à l'examen lorsque ces perspectives figurent sur des plaques diffé- 

 rentes. La prise de cette radiographie ne demande pas plus de temps 

 de pose ni de manipulations que celle d'une photographie ordinaire. 



La radiographie est montée sur un cadre et éclairée par transparence, 



(1) Traité de Radiologie de M. Bouchard. Steinheil, Paris, 1904, p. 548 à|S94. 



(2) Réunion Biologique de Nancy, 1904. 



(3) A. F. A. S., Congrès de Reims, août 1907, t. I, p. 399. 



