258 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (82) 



la face gélatine tournée du côté de l'examinateur. Ce cadre est perpen- 

 diculaire à la planchette formant le bâti de l'appareil et sur lequel se 

 trouvent fixés deux œilletons ayant des prolongements orbitaires. On 

 donne à ces œilletons une situation telle que les centres de rotation des 

 globes oculaires occupent la situation qu'avaient, par rapport à la 

 plaque, les centres d'émission des rayons. 



Si un repère est placé dans l'espace dans la situation d'un point du 

 corps radiographié, ce repère visé successivement avec l'œil gauche et 

 avec l'œil droit se projettera évidement sur la plaque pour couvrir 

 respectivement les images projectives correspondantes. Lorsque le 

 repère n'occupe pas la position exacte qu'avait dans l'espace le point 

 ayant donné les deux projections examinées, il ne peut plus y avoir de 

 concordance entre les résultats de ces visées. La visée bonne pour l'œil 

 droit, par exemple, ne l'est plus pour l'œil gauche. Si celle-ci porte à 

 droite de la projection radiographique correspondante, le repère doit 

 être déplacé vers la plaque et inversement dans le cas contraire. Le 

 repère occupera la position de l'objet lorsque les visées que l'on en 

 fera concorderont pour chaque œil avec ces projections respectives. On 

 peut par tâtonnement obtenir ainsi la reconstitution dans l'espace des 

 points intéressants au moyen de repères mobiles qui seront par exemple 

 l'extrémité de tiges déformables pu articulées. Mais ces moyens sont 

 incommodes quand on a à reconstituer beaucoup de points, et de plus 

 la position ne s'obtient que par des déplacements successifs faits par 

 tâtonnement. C'est cependant ainsi que j'ai commencé, mais j'ai depuis 

 supprimé ces inconvénients par l'emploi d'un dispositif dont, dans cette 

 note, je ne puis transcrire que le principe sans entrer dans les détails de 

 construction et de réglage. 



Un grand fil vertical est mobile sur une glissière rectiligne qui tourne 

 autour d'un pivot qui est la projection sur le socle de l'instrument du 

 centre de rotation de l'œil droit. On tourne cette alidade de façon que 

 la projection visée lui correspondant soit sur le fil. Puis, ouvrant l'œil 

 gauche, sans toucher à l'alidade, on déplace le fil jusqu'à ce qu'il cor- 

 responde à la visée faite avec l'œil gauche de l'autre projection corres- 

 pondante. Cela fait on ouvre à nouveau l'œil droit et la visée de l'image 

 doit encore être bonne pour lui. Un repère horizontal est alors déplacé 

 verticalement jusqu'au point du fil vertical correspondant à la visée. La 

 distance du repère au plan horizontal se lit sur la glissière verticale sur 

 laquelle on le déplace. Quant à la projection horizontale du fil elle est 

 indiquée par un repère qui en est la projection et se déplace solidairement 

 avec lui sur une feuille de papier quadrillée, divisée en millimètres et 

 centimètres, placée sur le socle de l'appareil. 



On obtient donc ainsi très rapidement, sans l'ennui de la série des 

 tâtonnements successifs, les trois coordonnées rectangulaires du point 

 par rapport à trois plans de projection rectangulaires. 



