SÉANCE DU 17 OCTOBRE 



303 



fy-t- 



Fig. 2. 



formée par un prolongement inférieur perforé de l'enveloppe a. L'orifice 

 de communication entre les chambres 1 et 2 peut être plus ou moins 

 découvert au moyen d'un registre g manœuvrable du dehors par un 

 boulon m. 



Dans la chambre 2 sont disposées des résistances électriques, cons- 

 tituées de préférence par un fil métallique en chicane c, dont les extré- 

 mités aboutissent à une prise de courant extérieur e. Dans la partie 

 haute de la chambre tabulaire 2, est 

 formée une chambre supérieure 3 dite 

 chambre de mélange, où sont disposées 

 une série de cloisons filtrantes d en 

 tissu d'amiante par exemple. Un ther- 

 momètre K peut être supporté à l'in- 

 térieur cle la chambre 3. Celle-ci peut 

 être terminée par une embouchure 

 semblable à celle des poêles ou che- 

 minées usuels. 



L'ensemble de l'appareil est monté 

 sur des pieds n éventuellement munis 

 de roulettes et pourvu d'une poignée 

 facilitant son transport. 



Les bornes e ayant été reliées à une 

 source de courant convenable, les ré- 

 sistances c s'échauffent et la circula- 

 tion de l'air s'établit automatiquement. 

 Au bout d'un certain temps, l'air am- 

 biant est complètement stérilisé si les 

 résistances sont convenablement dis- 

 posées et si l'appareil a une longueur 

 voulue. Les filtres cl arrêtent les pous- 

 sières. 



Le plus généralement la circulation de l'air se fait d'une façon par- 

 faite par différence de densité, mais il va sans dire que l'on peut au 

 besoin avoir recours à un ventilateur auxiliaire. 



Dans la chambre 3 on pourra, au-dessus des filtres, disposer des 

 cloisons en chicane retardant la sortie de l'air et facilitant son refroi- 

 dissement. 



Un appareil semblable permet de stériliser en deux heures l'air 

 d'une pièce de cent mètres cubes de capacité avec un courant de dix 

 ampères à 110 volts. 



Dans une prochaine note, nous ferons connaître les résultats complets 

 de nos expériences de stérilisation d'air au moyen de ce dispositif. 



^ 



