346 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Ce Clonographe se compose de trois parties essentielles: l°la semelle; 

 2° le dynanomètre-dynamographe ; 3° la genouillère. 



La fixation de la semelle au pied se fait au moyen d'un double 

 système de courroies. La semelle est munie de deux joues latérales 

 percées de cinq trous permettant de fixer une chaîne formant étrier 

 en des points variables. Les joues latérales sont mobiles dans des 

 glissières pour permettre de faire varier leur écartement, celui-ci devant 

 être approprié à la largeur du pied. (A cet effet une tige filetée 

 traverse deux écrans respectivement solidaires de chacune des deux 

 joues. Les filetages des deux moitiés de cette tige étant inversés, la 

 rotation de celle ci entraîne l'écartement ou le raprochement simultané 

 des deux joues. La tige filetée est terminée à chaque extrémité par 

 une partie carrée qui permet la manœuvre au moyen d'une clef qu'on 

 place indifféremment à droite ou à gauche.) 



Le dynanomètre-dynamographe est réalisé par deux tubes glissant 

 l'un dans l'autre à frottement doux de manière à former une chambre à 

 volume variable. A l'intérieur se trouve le ressort capable de résister 

 à un effort allant jusqu'à 10 kilogs. Une aiguille indique à chaque instant 

 la force avec laquelle le pied agit sur le dynamomètre. Les oscillations 

 du pied produisent des variations de volume de la chambre du dyna- 

 mographe qui sont proportionnelles à la grandeur de ces oscillations et 

 les variations de pression qui en résultent sont transmises à un tam- 

 bour de Marey qui inscrit sur un enregistreur une courbe qui est ainsi 

 fonction du phénomène. La genouillière est fixée solidement au-dessus 

 et en dessous du genou par des courroies de cuir ; elle est articulée en 

 deux points pour s'adapter à tous les genoux. Trois tiges d'acier munies 

 de crans permettent de fixer, au degré de tension le plus favorable, la 

 chaîne qui relie le pied à la genouillière ; à la partie moyenne de cette 

 chaîne qui maintient la production de la trépidation du pied est inséré 

 le dynamomètre-dynamographe. 



Le dynamomètre-dynamographe présente des avantages notables 

 sur le système employé dans mon premier modèle dontla description a 

 été donnée dans Y Encéphale du 1 er septembre 1908. 



Les variations de volume du dynamographe sont en effet rigoureuse- 

 ment proportionnelles à la grandeur des oscillations du pied, ce qu'on 

 ne peut pas affirmer avec le tambour à membrane chargée d'un poids 

 de mon premier modèle, à cause de l'inertie de ce poids qui peut faus- 

 ser la courbe obtenue, surtout lorsque les oscillations sont irrégulières. 



Ce clonographe a été construit par la maison Verdin, 7, rue Linné, à 

 Paris. 



Les résultats de mes recherches d'ordre clinique et physiologique 

 faites à l'aide de mon appareil sont exposés en totalité dans les numéros 

 des 1 er septembre etl er novembre 1908 de F Encéphale, partie neurologique. 

 Par l'usage du clonographe nous avons pu, les premiers, constater que 



