SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE G79 



introduite par l'autre jugulaire. C'est là le tour de main. 11 est précieux, car 

 il permet l'utilisation de sondes dont V ampoule exploratrice communique direc- 

 tement à plein canal avec la lumière du tube qui lui est soudé. A cette heureuse 

 particularité correspondent, à mon sens, deux bénéfices importants : plus 

 grande sensibilité (amplitude) et plus grande exactitude (forme) (1). 



Les appareils explorateurs (ampoules des sondes fermées par une mem- 

 brane de caoutchouc mince) et récepteurs (tambours à levier) avaient un 

 temps perdu qui ne présentait pas de différence appréciable au 1/100 de 

 seconde. Les tubes de transmission (tubes de caoutchouc à paroi épaisse) 

 avaient un diamètre intérieur de 5 millimètres et une longueur de m. 80 cen- 

 timètres. La multiplication du levier des tambours de Marey était de 10, 

 obtenue par la combinaison : petit bras du levier, 12 millimètres; longueur 

 totale du levier, 12 centimètres. 



Les repères ont été pris de la façon suivante : une fois le tracé inscrit, et 

 les levier* inscripteurs étant soigneusement laissés en place, on soulève tous 

 les leviers ensemble pendant que l'on déroule sous eux le cylindre enregis- 

 treur jusqu'au point que l'on veut repérer. Ce point bien déterminé, on 

 ramène les leviers au contact du cylindre et, par une légère pression sur les 

 tubes transmetteurs, on fait marquer à chacun, sur sa ligne, un repère. De 

 cette façon les points marqués par ces repères sur les différentes lignes 

 concordent nécessairement. Un dispositif, qui m'est personnel, permet 

 d'assurer mathématiquement, au moment où l'on remet les styles inscripteurs 

 au contact du cylindre, exactement le même degré de pression qu'exerçaient 

 les plumes inscrivantes sur le cylindre enregistreur au moment de l'expé- 

 rience. Sur la tige du support à réglage de Marey, qui porte les tambours à 

 levier, j'ai fait disposer un excentrique de remise au point automatique, dont la 

 manœuvre, en commandant le jeu d'un ressort antagoniste, permet : 1° de 

 soulever et maintenir automatiquement soulevés les appareils inscripteurs 

 ad libitum; 2° de laisser retomber, par un mouvement inverse, les appareils 

 inscripteurs exactement au même degré de contact qu'avaient antérieurement les 

 plumes inscrivantes avec le cylindre. Cette condition est, on le conçoit, de 

 haute importance dans la prise de repères. Et peut-être ne l'a-t-on pas assez 

 indiquée jusqu'à ce jour. Si la grandeur de pression exercée par les plumes 

 inscrivantes sur le cylindre était modifiée, les déformations respectives de 

 ces plumes pour des valeurs différentes de. contact ne seraient pas les mêmes 

 et les repères actuels ne seraient pas absolument les repères réels de l'expé- 

 rience. Un excentrique de remise au point automatique, ou tout dispositif 

 analogue, est donc indispensable aux appareils inscripteurs (2). 



La lecture des tracés des figures 1 et 2 (reproductions phototy- 



(1) Cf., pour le détail des sondes, L. Fredericq. Arch. intern. de physiol., 

 V, 7-8; 1907. 



(2) Sur mes indications les constructeurs de physiologie ont adapté mon 

 excentrique de remise au point automatique non seulement au support à 

 réglage de Marey, mais à tous les appareils inscripteurs : tambour à levier, 

 signal de Deprez, chronographe de Jacquet, planchette à grenouille de 

 Marey, etc. 



