SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 681 



1° Chez le chien, la systole auriculaire est un phénomène nettement 

 séparé de la systole ventriculaire et absolument achevé quand entre en 

 jeu l'activité ventriculaire. 



2° Postérieurement à la systole auriculaire, quand elle est inscrite 

 sur le tracé de pression intra-ventriculaire, celui-ci présente une aug- 

 mentation de pression, absolument différenciée, qui précède immédia- 

 tement le début de la grande pulsation ventriculaire, et correspond 

 nettement à l'intersyslole de Chauveau. 



(Laboratoire de Physiologie de la Faculté de médecine de Paris.) 



Description du spiiygmométroscope, 

 par L.-A. Amblard. 



L'appareil est composé de : 



1° Un tube métallique en T portant une valve à molette (D); 



2° Un brassard inextensible (k) en cuir, garni intérieurement de deux 

 coussins circulaires de caoutchouc, destiné à entourer le bras. Ce bras- 

 sard, haut de 17 centimètres, long de 45, est ajustable exactementà tous 

 les bras. Un tube en caoutchouc relie ce brassard au tube en T. Une 

 tubulure métallique met en communication ces deux coussins l'un avec 

 l'autre, et avec le reste de l'appareil; cette tubulure porte le robinet (R) 

 qui permet d'isoler à volonté le coussin supérieur; 



3° Un manomètre métallique de 10 centimètres de diamètre. La gra- 

 duation va de 50 millimètres à 300 millimètres. Un tube en caoutchouc 

 relie le manomètre au tube en T; 



4° Une soufflerie, constituée par une pompe (C) avec étrier et ailettes. 

 Cette pompe se relie à l'extrémité de la longue branche du tube en T; 



5° Un anneau digital en cuir inextensible, doublé intérieurement d'un 

 coussin circulaire en caoutchouc. Pour mesurer la tension artériolaire, 

 on substitue cet anneau au grand brassard. Réglable, il peut être ajusté 

 exactement à tous les doigls. 



Technique. Recherche de la tension artérielle maxima. — Appliquer le 

 brassard autour du bras. Puis, gonfler également les deux coussins du 

 brassnrd, en ayant soin de laisser ouvert le robinet (R) de communi- 

 cation. L'aiguille du manomètre se déplace dès que la pression exercée 

 dépasse 50 millimètres de Hg et bientôt présente des oscillations ryth- 

 miques. Amener l'aiguille en un point tel, variable selon les cas, que 

 toute oscillation de l'aiguille ait cessé; puis, ouvrant légèrement la 

 valve, en tournant la molette qui la commande, laisser l'aiguille redes- 

 cendre très lentement. Bientôt quelques légères oscillations apparaissent. 



