128 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



muscle se repose; c'est là la période de repos. L'excitation musculo- 

 nerveuse peut être réglée par un micromètre ellipsoïdal de façon qu'elle 

 ne dépasse jamais l'intensité qui peut être supportée par chaque muscle 

 et chaque état maladif. 



Le fait, tout à fait digne de remarque, qui est obtenu par l'application 

 de ce nouveau courant, c'est que l'excitabilité musculaire qui cesse 

 d'habitude par fatigue, après quelque temps d'un passage de courant 

 induit ordinaire, avec ce courant nouveau s'accroît. Nous pouvons dire 

 que lorsque, avec un courant faradique ordinaire, on n'obtient pas de 

 contractions, on les obtient avec celui-ci; il faut nécessairement aug- 

 menter l'intensité du courant. Le seul fait d'obtenir des excitations qui 

 rie sont pas suivies de fatigue constitue un progrès sur tous les autres 

 appareils décrits jusqu'à ce jour. 



L'application de ces courants ne détermine aucune douleur si l'on a 

 soin de les mettre en contact du patient pendant les périodes de repos, 

 mais, si on les appliquait pendant les périodes d'intensité maximum, 

 on aurait la même impression douloureuse comme avec les autres 

 courants. 



L'intensité du courant peut être également modifiée suivant la sus- 

 ceptibilité et le volume des muscles. Le rhéostat peut être réglé de telle 

 façon que les durées respectives de la période de contraction et de repos 

 soient : excitation 1/4, repos 3/-4, excitation 1/3, repos 2/3, etc. 



L'appareil se compose : 1° d'une source de courant (un accumulateur 

 à deux éléments de 2 volts chaque). Cet accumulateur peut durer pour 

 le service médical, sans être rechargé, plus de six mois; 



2° Un rhéostat sur le courant qui émane de l'accumulateur; 



3° Une bobine de RuhmkorfT, avec un trembleur légèrement modifié; 



A° Un spinthermètre; 



5° Un rhéostat hydro-chimique et mécanique sur l'induit. 



La partie mécanique de ce dernier est constituée par un moteur à 

 ressort avec régulateur de la durée d'une heure, actionnant un excen- 

 trique qui fait monter et descendre, dans un tube de verre plein de 

 liquide, un des électrodes du rhéostat. La colonne de liquide interposée 

 entre les deux électrodes est ainsi constamment variable. 



"Ajoutons-y quelques autres petits accessoires utiles, mais dont la 

 description nous embarrasserait dans ce rapide résumé. 



Nous avons nommé les courants obtenus au sortir du rhéostat — 

 enallaxotones — ■ ce qui veut dire croissant et décroissant, du mot grec 

 EwXkvX, alternativement, et Tovoç, intensité. 



On nous permettra de revenir encore sur leurs propriétés, qui les 

 rendent précieux pour la thérapeutique : 



1° Les courants alternatifs enallaxotones sont infiniment plus aptes 

 à traverser les tissus que les courants alternatifs isotones, sans tétaniser 

 les muscles d'une façon permanente et nuisible; 



