SÉAiNCli UU 26 JANVIER 141 



Une méthode 

 de cardiographie humaine évitant les déformations respiratoires, 



par M. H. Piéron. 



Le cardiographe de Marey, pour Tenregistrement direct du choc du 

 cœur chez l'homme, à travers la paroi thoracique, doit être maintenu 

 en place avec la main, ce qui n'est guère pratique pour un enregistrement 

 prolongé, et provoque des perturbations du tracé dues aux différences 

 <ie pression de la main qui maintient l'appareil. 



L.T^uicîuj ,.^1 .T^u^ij 



FiG. 1. — Le cardiographe. 



D'autres cardiographes, tels que celui de Burdon-Sanderson, per- 

 mettent, grâce à des piliers mobiles entourant le bouton explorateur et 

 qu'on appuie sur la poitrine avec des courroies de caoutchouc, de faire 

 tenir l'appareil en place. Mais le cardiographe se comporte alors comme 

 un pneumographe ; dans l'inspiration, l'expansion de la cage thora- 

 cique exerce, par l'intermédiaire des courroies, une pression sur le 

 bouton, c'est-à-dire sur le tambour, et l'on a un tracé mixte, où les 

 pulsations cardiaques sont déformées par les oscillations respiratoires. 



J'ai tenté alors de réaliser l'adtiérence du cardiographe à la poitrine par 

 des ventouses au lieu de courroies, mais les ventouses tenaient mal ou exer- 

 çaient trop bien, sur la peau, leur fonction de ventouses {\). 



Mais j'ai réussi à tourner la difficulté en doublant la paroi thoi-acique, en 

 quelque sorte, d'une cuirasse à laquelle pourraient sans inconvénient adhérer 

 les ventouses, et j'ai fait construire (chez Tainturier, 1, rue Blainville) un cardio- 



(1) J'ai appris que M. Pachon avait fait les mêmes essais sans réussir non 

 plus à obtenir une méthode satisfaisante. 



Biologie. Comptes rendus. — 1907. T. LXtI. 10 



