142 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



graphe composé de deux pièces : en premier lieu un tambour, avec long 

 et mince bouton explorateur, articulé sur un trépied comme dans l'appareil 

 de Burdon-Sanderson, mais avec trois ventouses de caoutchouc à la base des 

 piliers; et en deuxième lieu une plaque d'aluminium percée d'une ouverture 

 centrale pour le passage du bouton explorateur, et adhérant à la poitrine au 

 moyen de courroies de caoutchouc. Dans ces conditions, la plaque étant mise 



FiG. 2. — Tracé cardiographique (reproduit directement par le procédé de L. Camus). 



en place et se déplaçant avec la poitrine, on fixe par adhérence avec les ven- 

 touses le cardiographe sur la plaque, et l'on n'enregistre plus que les pulsa- 

 tions cardiaques non déformées, l'appareil suivant la paroi thoracique dans 

 ses mouvements, sans compression respiratoire du tambour. On observe 

 parfois encore de légères perturbations du tracé dues à la compression du 

 bouton par les contractions des muscles intercostaux, mais qui, cette fois, 

 paraissent inévitables pour nos méthodes de cardiographie humaine (et, bien 

 entendu, les variations cardiaques objectives dues aux phénomènes respira- 

 toires). 



Il suffit de comparer des graphiques pris par la méthode d'adhérence 

 avec courroies, et des graphiques pris par la méthode d'adhérence avec 

 ventouses, pour constater que l'analyse de la pulsation non déformée 

 peut être sensiblement plus précise, surtout dans ses variations au cours 

 d'un enregistrement prolongé. 



