(9) SÉANCE DU 14 JANVIER 173 



pouvoir fournir une résistance assez faible si on ouvre largement le 

 tube de caoutchouc et une résistance très considérable si on le com- 

 prime énergiquement. Le seul reproche que puissent lui faire les gens 

 difficiles est de contenir du caoutchouc, substance qui s'altère à la 

 longue et, qui, si on reste longtemps sans se servir de l'instrument, peut 

 réserver des surprises. 



Nous avons cherché à éviter l'emploi du caoutchouc dans le rhéostat 

 liquide et après quelques tâtonnements, nous nous sommes arrêtés pro- 

 visoirement à la forme que nous présentons aujourd'hui à la Société. 



L'instrument se compose d'une éprouvette à pied de 18 centimètres 

 de haut, à l'intérieur de laquelle est placé, un peu en dessous de l'ou- 

 verture, un anneau de cuivre qu'on met en relation avec un des pôles 

 du circuit. L'autre pôle communique avec une tige métallique de 18 cen- 

 timètres de haut, de 2 centimètres de diamètre, dont l'extrémité in- 

 férieure plonge dans J'éprouvette à peu près jusqu'au niveau de l'an- 

 neau de cuivre. Cette tige est attachée à une petite plaque métallique 

 horizontale supportée par deux baguettes de verre placées verticalement 

 de chaque côté de l'éprouvette. On peut, autour de cette tige, faire glisser 

 deux tubes de verre ayant la tige pour axe, longs de 19 centimètres 

 environ et supportés par de [petites plaques métalliques horizontales 

 guidées dans leur course par les baguettes de verre. 



L'éprouvette peut être remplie d'eau ou d'une solution saline quel- 

 conque. 



Si les deux tubes de verre sont relevés complètement, la résistance du 

 liquide interposé entre l'anneau de cuivre et la tige verticale est relati- 

 vement faible. En enfonçant le tube de verre le plus large, on augmente 

 progressivement cette résistance; on la rend plus grande encore en en- 

 fonçant le deuxième tube à l'intérieur du premier, et la résistance est 

 maxima quand les deux tubes sont complètement enfoncés. 



Voilà par exemple les résultats obtenus en remplissant le tube d'eau, 

 et en soumettant l'appareil à une tension de 220 volts : 



Résistance. 



Intensité 



4.000 mA. 



50 mA 



220.000 



1 



2.200.000 environ. 



0,1 



Les 2 tubes relevés 



Le tube large enjoncé complètement . . 

 Le tube étroit enfoncé complètement. . 



Dans ce dernier cas la résistance est donc assez grande pour que le 

 courant qui peut traverser le rhéostat dans ces conditions ne gêne pas 

 le patient au moment où on l'établit, surtout puisque nous n'avons pas 

 tenu compte de la résistance du corps. 



L'appareil que nous vous présentons fonctionne régulièrement, mais 

 sa manœuvre est à frottement un peu dur. Il sera facile de remédier à 

 ce défaut en l'installant sur un support fixe et en le munissant d'une 

 Biologie. Comptes kendus. — 1907. T. LXII. 12 



