638 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



15 ampères), j'ai cherché à réaliser un éclairage plus puissant et pouvant 

 n'agir qu'un temps très court sur des pièces vivantes. 



Une modification à l'appareil transformateur que j'avais fait intercaler sur 

 le courant alternatif, des câbles de large section et très courts, des charbons 

 homogènes bien réglés, m'ont déjà permis d'obtenir facilement 25 à 30 ampères 

 sur une large plage dont une partie seulement était utilisée. 



Avec le banc optique du grand appareil microphotographique de Zeiss, dont 

 les divers éléments (lentilles, condensateurs, diaphragme iris) étaient dis- 

 posés de façons variées suivant le cas, j'ai obtenu la valeur lumineuse 

 nécessaire à des prises de vues rapides, variant de 1/500 à 1/800, temps de 

 pose qui peuvent être encore abrégés, mais qui répondaient amplement à mes 

 besoins actuels. 



Je voulais, en effet, étudier surtout des mouvements peu rapides correspon- 

 dant au fonctionnement respiratoire d'invertébrés variés, soit dans l'eau, soit 

 à l'air libre. Cette étude ne nécessitant pas d'agz^andissenients considérables, 

 30 à 100 diamètres y suffisant amplement, j'ai pu réaliser sans difficulté une 

 partie de mon programme et obtenir des épreuves successives sur lesquelles 

 on peut voir beaucoup d'autres détails que ceux qui m'intéressent personnel- 

 lement. 



Par exemple, sur les images de Daphnies, de larves d'Ephémères, etc., que 

 je montre à la Société, sont visibles les mouvements des yeux, ceux des 

 appendices, cirrhes, etc. 



Pour obtenir, selon les indications de Marey, des éclairements successifs 

 assez intenses sans chauffer la préparation au point d'altérer le fonctionne- 

 ment des organes, j'ai eu recours au procédé décrit par Marey, à la coupure 

 du faisceau lumineux avec les disques d'un appareil chronophotographique. 

 Mais certaines difficultés d'installation, relatifs surtout au fonctionnement 

 parallèle des disques et de l'appareil chronophotographique, m'ont fait cher- 

 cher une autre disposition. J'ai constaté qu'uiie simple cuve à faces parallèles, 

 étroite, parcourue par un courant d'eau fraîche, suffisait amplement à pré- 

 server, pendant un grand nombre de secondes, les préparations vivantes 

 d'un chauffage fâcheux : en effet, les sujets soumis aux prises de vues et 

 examinés ensuite au microscope ordinaire conservaient toute leur activité. 



L'appareil microphotographique que j'ai employé dans ces recherches (dont 

 je donne seulement aujourd'hui l'indication générale) est différent suivant 

 le cas. 



La chambre à long tirage horizontal que j'emploie pour la microphotogra- 

 phie de pièces histologiques, utile pour les prises de vues sur plaque fixe, n'a 

 plus de raison d'être pour la chronophotographie. Je la remplace par un 

 simple manchon imperméable qui relie le large corps d'un statif de Zeiss ou 

 de Leitz à la fenêtre du cinématographe disposé sur un pied indépendant. 



Pour les prises de vues d'objets pouvant être disposés verticalement dans 

 une capsule peu profonde et de petit diamètre, le microscope est horizontal, 

 l'éclairage se fait directement sans réflexion. 



Quand les objets doivent être maintenus horizontalement, soit dans une 

 petite cupule pleine d'eau, soit sur une lamelle ordinaire avec une goutte de 

 liquide, sans couvre-objet, le miroir est indispensable, et, pour la commodité 

 du fonctionnement de la chambre cinématographique, j'utilise un prisme à 



