760 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (40) 



passage de Tonde pulsatile, et les résultats donnés par la sphygmoma- 

 nométrie clinique peuvent être, de ce fait, plus inexacts encore. Il en 

 est de même pour apprécier le degré nécessaire de décompression : il 

 faut déjà que celle-ci permette le passage d'une onde suffisamment 

 haute pour impressionner le doigt qui palpe. Or, toutes ces incertitudes 

 ont leur action sur l'aiguille du manomètre. 



Préoccupé de ce point de technique, nous avons songé à remplacer 

 la palpation digitale par un contrôle moins subjectif, moins personnel 

 et plus sensible, dans des expériences sur des animaux, oii nous avions 

 intérêt à nous servir de la sphygmomanométrie clinique pour éviter de 

 multiples ouvertures d'artères. 



L'utilisation d'un sphygmographe comme dans le sphygmomètre à 

 levier indicateur du D'' Mladoveano, de Bucarest, eut été peu pratique. 

 Nous avons, au contraire, obtenu des résultats excellents en nous 

 servant du pléthysmographe de Hallion et Comte. 



Voici le dispositif expérimental : on rase la patte postérieure de l'ani- 

 mal que l'on introduit dans la gaine en tissu inextensible de l'appareil. 

 11 est possible, chez le lapin, d'enfoncer la patte postérieure dans le 

 modèle courant de l'appareil jusqu'à 2 ou 3 centimètres au dessous de 

 l'arcade pubienne. De la sorte, l'artère fémorale peut agir sur le man- 

 chon de caoutchouc et lui communique ses pulsations. On place ensuite, 

 suivant le procédé habituel, l'ampoule du sphygmomanomètre de Potain 

 sur l'artère qu'on peut comprimer facilement grâce au plan osseux 

 sous-jacent. Au moment où cette contre-pression extérieure est suffi- 

 sante, les pulsations que l'on inscrit sur l'appareil enregistreur dispa- 

 raissent, comme le montrent les graphiques pris devant la Réunion 

 biologique. On décomprime ensuite légèrement : l'aiguille du mano- 

 mètre descend de quelques millimètres, l'onde pulsatile reparaît ; on 

 comprime de nouveau et, au bout de quelques tâtonnements, de com- 

 pressions et de décompressions, on arrive au degré oii on a fait une 

 contre-pression telle que la plus légère décompression ferait reparaître 

 l'onde pulsatile minima. 



On a pu faire ainsi chez l'animal un grand nombre de mensurations 

 d'une remarquable constance, lorsque les conditions expérimentales 

 dans lesquelle on se place restent les mêmes. 



Ce procédé est également applicable à l'homme chez lequel il donne 

 d'aussi bons résultats, à la condition, dans le cas de mensuration prise 

 sur l'artère radiale, de comprimer la cubitale. 



[Laboratoire de physiologie de V Université de Nancy.) 



