SÉANCE DU 11 MAI 837 



robinet porte un index qui se meut sur un arc de cercle gradué de à 

 10, le correspondant à l'air pur et le chiffre 10 à l'air saturé de chlo- 

 roforme; il suffit d'ordinaire de mettre l'index entre les chiffres 7 et 8 

 pour obtenir l'anesthésie et pour l'entretenir pendant plusieurs heure?, 

 mais on peut au début aller sans inconvénient jusqu'au chiffre 10 pour 

 obtenir une anesthésie plus rapide; on revient ensuite au chiffre conve- 

 nable de façon à régler l'anesthésie juste au degré voulu. 



J'ajoute que, par application d'un principe mis en évidence par 

 M. Tissot, l'anesthésie se règle automatiquement. M. Tissot a montré 

 en effet que la quantité de chloroforme absorbée ne dépend pas seule- 

 ment du titre du mélange inhalé, mais aussi de l'intensité de la ventila- 

 tion. L'appareil étant convenablement réglé, si le sujet s'endort trop 

 profondément, la ventilation pulmonaire diminue, l'animal consomme 

 moins de chloroforme et tend à se réveiller, et vice versa. 



Il en résulte que l'anesthésie ne réclame plus qu'une surveillance 

 sommaire et ne nécessite pas l'immobilisation d'un aide, ce qui est un 

 avantage appréciable. 



On ne connaît pas exactement, il est vrai, le litre du mélange inhalé, 

 mais il suffit que ce titre se maintienne constant et qu'on puisse le faire 

 varier à volonté pour que l'appareil réponde à son but. 



Cet appareil a, d'autre part, été expérimenté depuis trois mois 

 à la clinique chirurgicale de M. le professeur Jeannel, qui s'en est 

 montré satisfait. Pour l'application à l'homme il faut, bien entendu, 

 faire usage d'un masque ad hoc. 



Pour le chien, je me suis servi d'un masque tronconique du modèle 

 Verdin, prolongé sur les côtés et la face inférieure par une bande de 

 cuir qui s'applique sur la mâchoire inférieure et la commissure des 

 lèvres et assure une obturation aussi parfaite que possible; trois 

 masques de dimensions différentes suffisent pour toutes les tailles de 

 chiens. 



Enfin l'appareil peut également être employé avec l'éther à la condi- 

 dition de se servir d'un flacon assez large pour que la saturation de 

 l'air soit suffisante. 



