SÉANCE DU 18 MAI 



899 



Si maintenant nous comparons les résultats observés comparative- 

 ment sur ces deux animaux, nous trouvons : 



i° Que pour la voie gastrique, la grenouille est environ deux fois plus 

 sensible à cet agent que le lapin ; 



2° Mais que par la voie musculaire pour la grenouille, et la voie hypo- 

 dermique pour le lapin, les doses minima mortelles sont assez rapprochées 

 Vune de l'autre, celle de la grenouille étant même plus faible que celle du 

 lapin. 



[Laboratoire de médecine expérimentale de V Université de Toulouse.) 



Appareil pour le dosage de l'urée et de l'azote total, 

 par G. Lafon. 



Cet instrument de construction très simple et qu'on peut improviser 

 dans tous les laboratoires présente les mêmes qualités d'exactitude que 

 l'uréomètre de Moreigne, tout en élant beaucoup moins fragile et d'un 

 maniement beaucoup plus facile. 



Il se compose (voy. la figure) : 1° D'un gros 

 tube A légèrement renflé à sa partie inférieure, 

 destiné à recevoir le liquide à analyser; 



2° D'un tube plus petit B entrant dans le pré- 

 cédent et destiné à recevoir le réactif (hypo- 

 bromite); un trait indique 10 centimètres cubes. 



Le gros tube est fermé par un bouchon de 

 caoutchouc traversé par un tube coudé, renflé 

 à sa partie moyenne et taillé en biseau à son 

 extrémité inférieure. Cette disposition a pour 

 but d'éviter le reflux du liquide dans le tube 

 adducteur, de faciliter son écoulement et de 

 l'empêcher de faire bouchon; 



3" D'une cloche graduée en dixièmes de cen- 

 timètre cube (de à 25 centimètres cubes) 

 reliée au tube précédent par un tube en caout- 

 chouc épais et munie à sa partie supérieure d'un 



robinet à trois voies permettait de la mettre en relation soit avec 

 l'extérieur, soit avec l'appareil analyseur. 



L'ensemble de l'appareil se place dans une éprouvette à pied, de 

 un litre, remplie d'eau pour obtenir l'uniformité de température. Le 

 tube A est lesté par une bague métallique pour assurer son immersion. 

 Un thermomètre complète l'appareil. 



