o04 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



fils. Enfin on est sûr d'avoir le courant d'une même intensité et direc- 

 tion. 



Avec un voltmètre de poche (accumètre apériodique), d'abord l'on 

 cherche le voltage de la source en plaçant la pointe de l'appareil sur la 

 borne reliée au pôle négatif et la pointe du fil qu'il porte sur la borne 

 opposée. Je suppose qu'on ait deux volts. En procédant de la même 

 manière sur les bornes reliées avec les excitateurs ou avec les signaux 

 électro-magnétiques, on trouvera le voltage respectif. Dans le cas sup- 

 posé, on n'aura qu'un demi-volt. 



Donc on peut mesurer l'intensité du courant et le graduer. 



Avec cet appareil on trouve aussi où est Vanode et où la cathode, daus 

 les cas où l'on oublierait le chemin des fils, reliant les bornes avec le 

 commutateur; et l'on peut savoir si on dirige sur le nerf ou sur le muscle 

 un courant d'une intensité donnée, ascendant ou descendant. 



On constate immédiatement que si l'on supprime le signal, le cou- 

 rant dirigé vers l'excitateur a le même voltage que la source. 



On a donc une série entière de facilités pour étudier les contractions 

 musculaires sous Tinfluence de l'excitation électrique; l'action de cet 

 excitant sur l'excitabilité des nerfs, etc. 



On sait quelles difficultés l'on a avec les appareils habituels, quand on 

 veut se servir des courants d'induction pour exciter le muscle ou le nerf 

 et avoir en même temps à sa disposition le signal électro-magnétique. 

 Avec notre plaque tout marche avec précision et facilité. 



On relie la source aux bornes correspondantes de la plaque. Celles 

 destinées à être reliées à l'excitateur sont mises en rapport avec la 

 bobine d'induction et le signal électro-magnétique est relié aux bornes 

 du groupe respectif. Enfin la bobine secondaire est reliée à l'excitateur, 

 qui est en relation, ici avec le nerf, là avec le muscle, et qu'on place 

 dès le début de l'expérience sur la plaque du myographe, pour ne 

 plus y toucher. 



Pour expérimenter avec la clef interruptrice de notre plaque, on dis- 

 tribue le courant delà source et vers le signal et vers la bobine primaire, 

 et l'on obtient un courant d'induction de fermeture qui se dirige vers 

 l'excitateur, donc vers le tissu correspondant. On a un courant d'induc- 

 tion de rupture, en ouvrant la clef qui est encore un excitant, et de cette 

 manière, tout en graduant l'intensité de ces courants d'induction, on 

 peut exciter les muscles et les nerfs sans aucun encombrement. 



