790 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK 



Pachon, nous déterminions, soit au niveau delà tibiale, soit au niveau de la 

 radiale disponibles, la tension maxima ou systolique et la tension minima ou 

 diastolique. 



Voici le résumé des résultats de nos expériences : 



Exp. I. — Amputation de la cuisse gauche (anesthésie à l'éther). 



Maxima. Minima. 



Pression intra-artérielle. tibiale antérieure gauche. 87 millim. 63 millim. 



Oscillomètre Pachon . ., radiale firoite „ 150 — 70 — 



Métho'de Riva-Kocci. . . humérale droite 115 — » 



Exp. n. — Désarticulation de la hanche droite (anesthésie au chloroforme.) 



Maxima. Minima. 



Pression intra-artérieUe . tibiale antérieure droite. 100 millim. 93 millim. 



Oscillomètre Pachon. . . radiale droite 140 — 80 — 



— — . . . tibiale antérieure gauche. 1-30 — 90 — 

 Méthode Riva-Rocci. . . humérale droite 110 — » 



Exp. III. — Amputation de la jambe gauche au tiers supérieur (sous rachi- 

 novocaïnisation). 



I\Iaxima. Minima. 



Pression intra-artérielle. tibiale antérieure gauche. 84 millim. 79 milhm. 



Oscillomètre Pachon . . radiale gauche 140 — 93 — 



— — . . tibiale antérieure droite .150 — 83 — 

 Méthode Riva-Rocci. . . humérale droite. ... 100 — » 



Exp. IV. — Transfusion sanguine. Ouverture de la radiale gauche chez un 

 sujet sain (cocaïnisation locale). 



Maxima. Minima. 



Pression intra-artérielle. radiale gauche 130 millim. 113 millim.. 



Oscillomètre Pachon . . radiale droite 173 — 120 — 



Méthode Riva-Rocci. . . humérale droite 140 — » 



On peut conclure : 



1° Que la méthode de Riva-Rocci a donné au cours de nos recherches 

 le chiffre de la pression systolique avec une erreur à peine supérieure à 

 10 millimètres, ne dépassant pas 10 à 11 p. 100 dans trois cas. Dans un 

 cas cependant (exp. I). l'erreur s'est élevée à 28 millimètres, ce qui 

 ramène l'erreur moyenne des quatre expériences à plus de 15 p. 100. 



Ces résultats ne diff'èrent pas sensiblement de ceux de Millier et 

 Blauel ; 



2° Que la méthode oscillomélrique a donné pour la pression maxima 

 ou systolique une surestimation de 30 à 60 millimètres, soit une erreur 

 moyenne de 47 p. 100. Le fait avait été soupçonné par la plupart des 

 cliniciens, notamment par Gallavardin, Cordier et Rebattu, Enriquez et 

 Gottet; 



3'' Que cette même méthode oscillométrique fournit, par contre, des 



