SÉANCE L)U 15 JUIN !)8U 



Etude quantitative de l'absorption 

 des diverses radiations ultra- violettes par différents écrans, 



par Victor Henri. 



Pour pouvoir analyser les actions chimiques et biologiques produites 

 par les rayons ultra-violets, il est nécessaire de mesurer les actions cor- 

 respondant aux différentes régions du spectre ultra-violet. La décompo- 

 sition par un prisme en quartz ne peut suftire que dans des cas très 

 restreints, puisque l'intensité des radiations obtenues ainsi est très 

 faible. 00- est donc obligé de recourir à l'emploi d'écrans qui laissent 

 passer une partie plus ou moins grande de rayons ultra-violels. 



A côté des écrans, on peut faire varier également la nature de la source 

 lumineuse. 



Nous avons choisi dans nos recherches trois sources différentes : 

 l'étincelle condensée entre électrodes de Mg, l'arc au mercure en quartz 

 et l'étincelle de Çd. 



Le Mg donne un grand nombre de raies très intenses dans l'ultra- 

 violet depuis 4000 à 2777 Unités Angstrôm; le Hg donne des raies 

 ultra-violettes intenses de 4000 à 2378 et puis quelques raies d'intensité 

 moyenne jusqu'à 2225; enfin le Cd donne des raies intenses depuis 4000 

 jusqu'à 2144 U. A.; en particulier dans l'ultra-violeL extrême, il donne 

 des raies très intenses à 2329, 2321, 2313, 2265 et 2195. 



Par conséquent, le Mg permet d'avoir l'ultra-violet moyen ; le Hg 

 l'ultra- violet presque entier, et le Cd, l'ultra-violet extrême. 



Pour séparer différentes régions de l'ultra-violet, nous avons utilisé 

 une série d'écrans. 



Lorsqu'on emploie ces écrans, il ne suffit pas de savoir qu'ils laissent 

 passer telle ou telle région du spectre ultra-violet, il faut aussi déter- 

 miner quantitativement pour chaque longueur d'onde quelle est la pro- 

 portion de l'énergie qui traverse l'écran. Nous avons fait cette élude 

 quantitative de l'absorption dans l'ultra-violet par une méthode photo- 

 métrique sur des photographies de spectres faites avec un spectrogTaphe 

 en quartz. Cette méthode que nous avons élaborée consiste à faire sur 

 une même plaque une série de spectres d'une part de la source seule et 

 d'autre part à travers l'écran, avec des durées de pose différente; on fait 

 sur la plaque alternativement un spectre de la source (étincelle Fe — Cd) 

 et un spectre à travers l'écran. Avec le spectrographe de Hilger, on peut 

 ainsi faire sur une plaque 31 photographies de spectre. 



Après développement, on cherche à la loupe pour chaque raie quelles 

 sont les durées de pose qui correspondent au même noircissement, d'une 

 part, pour le spectre de la source seule et, d'autre part, pour le spectre fait 

 Biologie. Comptes kendus. — 1912. T. LXXII. 12 



