354 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



qui a étudié en 1897 les tensions superficielles d'un grand nombre de 

 substances organiques a fait construire un compte-gouttes d'une capa- 

 cité de 5 centimètres cubes, à extrémité capillaire. 



Traube a fait construire un autre compte-gouttes plus compliqué 

 comme fabrication et d'une précision plus grande, permettant de 

 compter 1/4 et même un 1/10 de goutte. 



Je considère cette précision apparente comme un danger grave dans 

 les recherches biologiques. 



En effet, le nombre de gouttes données par un même liquide peut varier 



dans des proportions beaucoup plus gran- 

 des qu'une goutte pour 60 ou 100, et pour 

 les causes en apparence les plus insigni- 

 fiantes. 



Pour différentes raisons que j'exposerai 

 ailleurs en détail, j'ai fait construire le 

 stalagmomètre dont le dessin est ci- joint 

 par la maison Chenal et Douilhet. 



Ce stalagmomètre présente les avanta- 

 ges suivants : 



1° 11 permet de n'employer, si on le veut, 

 qu'une petite quantité de liquide (1 c. c, S 

 environ); 



2° Il opère en vase clos, de sorte que 

 la tension est prise dans un milieu saturé 

 des vapeurs du liquide qu'on étudie; 



3° Il permet de recueillir le liquide 

 étudié qui peut servir pour une [analyse, 

 ce qui n'est pas à dédaigner quand on ne 

 dispose que d'une petite quantité; 



4° Il peut servir en même temps de vis- 

 cosimètre; 



5° Il permet de mesurer la tension super- 

 ficielle d'un liquide par rapport à un autre ; 

 6° L'écoulement est gradué par un robinet, ce qui permet en même 

 temps le transport facile de l'appareil de l'endroit où on l'a chargé à 

 l'endroit où on fait la mesure. 



Pour faire une mesure stalagmométrique, il faut toujours s'assurer de 

 la propreté absolue de l'appareil il faut le laver, à l'eau alcaline (1 p. 1000) 

 d'abord, ensuite à l'alcool et le sécher. 



Toute mesure doit absolument être précédée de la mesure de la tension 

 superficielle de l'eau distillée. Et cette comparaison doit être faite 

 chaque jour et souvent plusieurs fois le même jour. 



On note le nombre des gouttes d'eau distillée, on charge ensuite l'ap- 

 pareil avec le liquide qu'on étudie et on note le nombre de gouttes. 



